rh.ATELLI CRAVEni, 



Colonna N. 8. 



GV igrometri sono isJroraenti che malamente si prestano a para- 

 goni fra loro. Noi abbiamo il psicomelro perfezionato da MJ August, 

 il quale viene osservato collocandolo ogni mattino sul terrazzo della 

 casa, e quando piove notiamo 100. INon potemmo ottenere quell'istro- 

 mento dal signor Duroni che verso la metà di febbrajo , motivo per 

 cui non incominciammo a notare le osservazioni che al principio di 

 marzo. 



Colonna N. 9. 



11 nostro pluviometro consta d' un recipiente di latta cilindrico , 

 avente 3b7 millimetri di diametro, e IBO millimetri d'altezza; aperto 

 superiormente questo cilindro , ha il fondo alquanto conico con un 

 foro nel centro , comunicante con un tubo di piombo , il quale 

 porta l'acqua nella camera inferiore ove esiste il barometro. 11 nostro 

 scopo neir adottare questo sistema si fu di evitarci la noja d'andare 

 a misurare l'acqua sul terrazzo appena cessato di piovere, precau- 

 zione indispensabile se l'eudiometro aperto rimane esposto all'eva- 

 porazione. 



Dalle misure del diametro del cilindro risulla che l'acqua che vi 

 cade dentro, arrivata ad un centimetro d'altezza (supponendo che 

 il fondo non sia bucato e non conico ) , misurerebbe approssimativa- 

 mente un litro; ogni litro adunque d'acqua che noi misuriamo abasso, 

 corrisponde ad un centimetro d'altezza di pioggia. 



In questa colonna è compresa pure l' acqua prodotta dalla neve 

 che cade nel cilindro pluviometrico e si fonde naturalmente. II ter- 

 razzo è alto dal piano del suolo delle vie metri 16. Avremmo collo- 

 calo un'altro pluviometro sul suolo, ma non abbiamo uno spazio ab- 

 bastanza libero. 



Colonna N, 12. 

 Il nostro anemometro è un meccanismo che non venne eseguito con 

 troppa perfezione, eccone la descrizione : sul terrazzo esiste una ban- 

 deruola di latta, avente un'asta lunga abbastanza, perchè il suo perno 



