ÏX. Mémoire sur quelques nouveaux appareils électro- 

 magnétiques et leur emploi , 



par M. GLOESENER, 



Profesieur à l'Université d« Liège. 



Planche 5. 



§1. 

 , PAN-ÉLECTRO-MAGNETICUM OU PAN-ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE., 



I. Je donne ce nom à un appareil simple et d'un petit volume, 

 au moyen duquel on peut démontrer complètement tous les phé- 

 nomènes électro-magnétiques et électro-dynamiques , c'èst-à-dire 

 tous ceux que l'on peut produire par l'action réciproque d'Un cou- 

 rant électrique et d'un aimant , et par celle de deux courants 

 électriques. , 



La figure 1 représente l'appareil même, et les autres figures en 

 indiquent les parties accessoires. 



D D est un disque en acajou ou autre bois sec de 2 à 3 cen- 

 timètres d'épaisseur et de 24 à 23 centimètres de diamètre, 

 percé à son centre d'un trou circulaire, auquel on ajuste une 

 tige de 3 millimètres de diamètre , recourbée à angle droit en 

 dessous du disque et munie d'une vis de pression , tandis qu'à 

 l'autre extrémité on visse à volonté une petite coupe ou capsule 

 en cuivre C ou bien une grosse tige en cuivre , d'un centimètre 

 de longueur , terminée par une petite coupe. 



La capsule C , qui peut être enlevée et remplacée par la colonne 

 0, est entourée d'un tube de verre très-court t auquel est 

 mastiqué un godet en cuivre C qui communique par un fil à 

 travers le disque DD avec la vis de pression c', de telle sorte 

 qu'un petit fil de cuivre plongeant par ses deux bouts dans du 

 mercure en C et C, un courant électrique qui entrerait par C 

 reviendrait par C et vice-versa. 



A la circonférence du disque est creusée une rigole circulaire 

 R R R, qui peut recevoir du mercure et communiquer avec une pile 



