34 ALBUM DER NATUUR. 



terdamp opgenomen en het kwik in den verklikker was zoo ver gedaald , dat 

 het nagenoeg gelijk stond met dat in het kwikbakje. 



Dit eenvoudige en ligt uitvoerbare middel om de luchl zeer sterk te verijlen, 

 kan in vele gevallen worden gebruikt , wanneer men geene luchtpomp ter zijner 

 beschikking heeft. 



Kr. 



Een nieuwe hevel-barometer. — Op wetenschappelijke reizen is de barometer 

 zeker wel een der belangrijkste instrumenten om mede te voeren , daar dezelve 

 met slechts dient om ieder oogenblik de drukking des dampkrings te leeren 

 kennen , maar tevens uit de vermeerdering of vermindering daarvan de daling 

 en rijzing van het terrein kan worden bepaald. Het medevoeren van dit in- 

 strument is echter aan groote bezwaren onderhevig , daar het steeds met de 

 grootste zorg moet worden behandeld , niet slechts om het voor breken te be- 

 hoeden , maar ook om voortdurend op dezelfde aanwijzingen te kunnen rekenen. 



G.U-LUSSAC heeft aan den hevel-barometer eenen vorm gegeven , waardoor 

 dezelve ligt vervoerbaar is en niet ligt ontsteld kan worden , zonder daarbij 

 aan de naauwkeurigheid te kort te doen. Arago heeft ditzelfde voor den bak- 

 barometer getracht te doen en in het derde deel van zijne Astronomie populaire 

 daarvan eene beschrijving gegeven. Onlangs heeft de heer TROUESS.\RT , pro- 

 fessor der natuurkunde te Poitiers , aan den hevel-barometer van gay-lussac 

 eene nieuwe inrigting gegeven , . waardoor dezelve nog gemakkelijker te ver- 

 voeren is, dewijl het kwik in eene afzonderlijke ijzeren flesch kan worden 

 medegevoerd. Ziehier de zeer vernuftige wijze waarop de heer TROUESSART 

 het vraagstuk heeft opgelost. Indien men een hevel- of bak-barometer niet 

 uitkookt, dan veroorzaakt de lucht, die aan het glas blijft kleven en die , welke 

 in het kwik bevat is en zich naar boven in de luchtledige ruimte begeeft , 

 eene nederdrukking der kwikkolom, zoodat men den barometerstand te laag 

 afleest. Indien men de grootte van deze fout kon bepalen , dan was die slechts 

 bij de gevondene barometerhoogte op te tellen , om de ware hoogte te vinden. 

 Bij den barometer van trouessart zijn de beide beenen van den hevel-baro- 

 meter met elkander verbonden door eene buis uit caoutchouc van 20 a 50 

 centimeters lengte, waarvan de buigbaarheid toelaat, dat men den barometer 

 in eenen loodregten stand , het onderste boven gekeerd , kan vullen. Dit 

 vidlen geschiedt slechts zoover tot het kwik in de helft van het korte been 

 reikt. Vervolgens houdt men het laalstgemelde been in eenen loodregten 

 stand met de opening naar boven en keert de lange buis om , zoodat het ge- 

 sloten einde boven komt , waarbij zich de caoutchouc-buis buigt. In dien stand 

 kan men het korte been , met betrekkmg tot het lange , op en neder bewegen 



