PIIYSICAS E NATURAES 79 



refracção, empregada oa transformação das distancias zenithaes obser- 

 vadas em distancias zenithaes verdadeiras, e que sejam resultantes de 

 alguns pequenos termos da refracção variáveis com a estação mas des- 

 conhecidos, ou de differença entre as temperaturas do local da obser- 

 vação e externa, etc. 



O instrumento de passagens no 1.° vertical está muito menos su- 

 jeito a causas de erro; a independência das suas determinações de qual- 

 quer correcção de refração, a eliminação do effeito de todas as varia- 

 ções devidas á temperatura pela inversão do instrumento, dão, como 

 veremos, a essas determinações um grau de rigor que até hoje se não 

 tem podido exceder. 



No caso em que as parallaxes são deduzidas das differenças em as- 

 censão recta de duas estreitas observadas com a luneta meridiana, a tem- 

 peratura pouco ou nada influe se essas differenças forem muito peque- 

 nas, ou se, sendo de doze horas proximamente, se observar para uma 

 estreita a culminação superior e para a outra a inferior. Porém quando 

 se não dê algum d'estes casos, as observações teem de ser feitas cada 

 dia em momentos muito diversos em relação á temperatura e outras 

 condições, e além d'isso como no decurso do anno as culminações se 

 eífecluam successivamente em todas as horas solares, a differença de 

 temperatura no momento das passagens das duas estreitas tornar-se-ha 

 uma funcção da longitude do sol, formando assim uma causa periódica de 

 erro, a qual tendo o mesmo periodo que a parallaxe procurada, deverá 

 confundir com os d'ella os seus effeitos. Se, portanto, as correcções de 

 azimuth, inclinação e coUimação, tiverem sido determinadas uma só vez, 

 a temperatura virá, alterando a posição do instrumento, influir nos re- 

 sultados; finalmente a pêndula quando não esteja bem compensada tor- 

 na-se também uma causa de erro que é necessário avaliar. 



No caso em que as estrellas, cuja differença em ascensão recta se 

 pretende determinar, tenham sido observadas em ambas as culminações, 

 as causas de erro periódico annual devido ás differenças de temperatu- 

 ra, e a alteração na marcha da pêndula, podem desapparecer comple- 

 tamente; ficando só as variações periódicas diurnas da temperatura, que 

 ainda poderão, alterando as condições do instrumento, influir no resul- 

 tado das observações, tornando-se por isso necessário ou rectifical-o para 

 cada observação ou reconhecer a sua invariabilidade durante 24 horas. 



O methodo que tem por base as medições micrometricas é isem- 

 pto dos erros da refracção, e não tem a considerar os effeitos da tem- 

 peratura mais particularmente, senão em relaão ás subdivisões micro- 

 metricas. 



