PHYSÍCAS E NATURAES 239 



3. Sobre um boyo maaomeíro 



POR 



M. V. DA SILVA PINTO 



Segundo a moderna theoria dynamica do calor, diz-se que um corpo 

 está no estado de gaz, quando as suas moléculas possuem grande mo- 

 bilidade, se repellem mutuamente ou se entrechocam em todos os sen- 

 tidos, por effeiío das suas rotações e desorientação dos seus eixos, e pro- 

 duzem os movimentos impulsivos, que as obrigara a afastarem-se inde- 

 finidamente, de que resulta a grande elasticidade e expansibilidade que 

 mais caracterisa este estado geral da matéria; chama-se tensão ou força 

 elástica de um gaz á resultante ou somma das pressões exercidas pelas 

 partículas do corpo sobre os obstáculos que se oppoem á sua expansão 

 ou progressivo afastamento. 



Os instrumentos destinados a medir a força elástica dos gazes teem 

 geralmente o nome de manómetros; e de indicadores do vácuo, baró- 

 metro troricado e manómetro de rarefacção, quando se destinam parti- 

 cularmente a medir tensões inferiores a uma atmosphera ou 76*^ de mer- 

 cúrio. 



Podem os manómetros ser de ar livre ou comprimido e m.etalli- 

 cos. Para os gazes rarefeitos, se o manómetro é metallico, é fundado na 

 pressão atm,ospherica e na elasticidade dos metaes, como o manómetro 

 de Breguet e o de Bourdon; quando não é metallico funda-se, quasi sem- 

 pre, no peso de columnas liquidas e no peso da atmosphera. 



Os primeiros sendo commodos em muitos casos, mas de difíicil 

 construcção, alteram-se facilmente, e são, em geral, pouco exactos; os 

 segundos, se devem accusar tensões desde O até O^^jTG de mercúrio, se- 

 jam abertos ou fechados, devem ter, pelo menos, uns 80 centimetros de 

 altura; circumstancia que os torna frágeis, embaraçosos e mui pouco 

 manuseáveis. 



Com o fim de evitar as grandes dimensões d'este instrumento e 

 realisar outras vantagens, imaginei eu o seguinte dispositivo, em que 



