242 JORNAL DE SCIENCIAS MATHEMATIGAS 



uma differença de pressão x do gaz no recipiente, teremos, segundo a 

 mesma lei, que 



v+Tír''h 760 



d'onde se tira 





em que o signal superior corresponde ao caso em que a pressão excede 

 uma atmosphera; como, porém, a força elástica do gaz Pàix faz equi- 

 libro á columna de mercúrio h q A tenção do azote dentro do tubo me- 

 nor, a fórmula virá 



v-\-Tír^li -^ 



ou para pressões superiores a uma atmosphera 



e para inferiores 



V — r.r'^h 



n "^60. í; ,.,-, 



quando o volume de azote v não excede 



Das fórmulas [3] e [4] se tira o valor de h ou altura a que se eleva 

 o mercúrio pela pressão P, que se deve inscrever no instrumento. 



No caso, porém, mais frequente de o tubo não ser todo de egual 

 diâmetro, ou mesmo quando o seja, e é este o methodo que preferimos, 

 gradua-se directamente ou por comparação com um barómetro e um pie- 

 zometro, communicantes com uma boa machina pneumática e bomba de 

 compressão; e para obter este resultado, inútil é dizer que se rarefaz 

 ou comprime o ar em um recipiente, fazendo funccionar as machinas, e 

 se marca de um lado ou outro do instrumento as forças elásticas obser- 

 vadas. 



Como para a construcção e graduação directa ou calculada do ma- 

 nómetro é preciso determinar, dado o comprimento do tubo maior, que 

 é arbitrário, o volume v de azote que deve introduzir-se no instrumento. 



