January-en Fehruary tjizl ƒ5 



van den Dampkring zyn, dewelke tot nog toe 

 ondervonden en waargenomen zyn, kandever- 

 anderinge , dewelke geduurig omtrent de zwaar- 

 te van den Dampkring gebeurd , niet met de 

 uiterfte netheid gekend en ontdekt worden, ten 

 2y daar toe goede B ar umeiers gebruikt worden» 

 Daarom legt in 't oeffenen van deze nafpeuringe 

 den liefhebberen zeer veel gelegen aan Barome^ 

 ters^ dewelke zo naauwkeurig de zwaarte des 

 Dampkrings aantoonen , als het mogelyk is. 

 Want de kwik die in dtBarometer'\'!, , zal nooit 

 de wezendlyke zwaarte van den Dampkring 

 aantoonen, als eerftelyk niet genoegzaam zor- 

 ge gedragen is, dat al de \\xc\\\.\x\té.eBarometer 

 is uitgebragt ; ten tweeden , als de buizen in- 

 wendig niet volkomen fchoon en rein zyn ; 

 ten derden, als de buizen te naauw zyn ; ten 

 vierden, als de kwik zelfs onzuiver is; eneiji- 

 delyk ten vyfden, als geen genoegzame omzig- 

 tigheid gebruikt word, in 't vullen van de bui- 

 ten met kwik , om te beletten dat niet de al- 

 derminlk vuiligheid of fmet in de buizen of 

 onder de kwik gerake. 



Wat nu de volkomen 'Evacuatie van de 

 lacht uit de glaze buizen belangt, mag ik zeg- 

 gen, dat het dikwils gebeurd, datdetoedelders 

 of werkmeefters van de Baromeiersof geen ge- 

 noegzame kenniffe bezitten, om de lucht zoda- 

 nig volkomentlyk uit de glaze buis te doen gaan 

 als vereifcht word, of dat dezelve te agteloos 

 zyn, om te verhoeden , dat, onder het vullen 

 van de glaze buis met kwikzuiver, te gel yk eeni- 

 ge lucht korne in te fliiipen, of over te blyven 

 iu den buis. Als dan in den glazen buis noch 

 D ^ eeni- 



