f6 Natuur- en Konft-Kahinei , 



gelegjentheid nu we) konnen bepalen, hocwyd 

 de glazebuis van een Barometer ógtnü^k moet 

 2yn , op dat geen repuljie van 't glas eenige be- 

 lemmef inge aan de hoogte van de kwik-kolom 

 veroorzake , maar het beftek van myn Brief 

 laat geentints toe , om zulks uitvoeriglyk , en ■ 

 iodanig als dat behoort, af te handelen ; want 

 ik hebbe over deze zaak vèrfcheide Proef-on- 

 dervindingen waargenomen , en aangetekent, 

 dewelke te wydlopig zyn , om hier voorgeftelt 

 te worden; daarom zal ik dezezaak tot een na- 

 der gelegentheid uitllellen, by 'dewelke ik nog 

 vèrfcheide Proeven zal voegen , dewelke ik 

 over de aanklevinge van onderfcheidevogten in 

 kleine haar-pypjes in 't werk geflelt heb. 



Als wy nu onze aandagt laten gaan over het 

 kwikzuiver, waar mede de Bijro»2É'?crj worden 

 gevuld, leercn wy door de ondervindinge, dat 

 het ten hoogfkn noodzaaklykis, dat die kwik 

 vojkomentlyk zuiver en fchoon gemaakt is. 

 Want als de kwik maar met de alderminfte on- 

 zuiverheid , of met eenige vreemde metalyne 

 deeltjes vermengt is, veroorzaakt zulks daatlyk 

 een aanmerkelyk onderfcheid in de hoogte van 

 de kwik-kolom. Gemeenlyk konnen wy het 

 kwikzülver zuiver genoeg, om het zelve tot 

 Barometers te gebruiken, inde Drogifiwinkels 

 kopen , als wy maar zorge dragen dat de ftof, 

 die gewoonlyk daar op dryft , van die kwik 

 afgenomen , en dezelve op die wyze gezuivert 

 •word; en by aldien het al kwam te gebeuren, 

 dat eenige vreemde metalyne deelen onder het 

 Hwikzulver vermengt waren, maakt zich zulks 

 aanftonts bekent en openbaar aan een vlies , dat 



Zicfi 



