Jugüftus December lyiz. 45 



gemaaki hadden. Waar by dan noch voor 

 onder ftelt moet worden , dal alles, dat an- 

 ders in het maken van een goede Barometer 

 moet in acht genomen worden , volkoment- 

 lyk, behalven het bakje, was achtervolgt aaii 

 den Barometer van dewelke wy eigentiyü ., 

 ten opzichte van het bakje kwamen te twytelen. 

 Als het bakje te naauw en ook te gelyk niet 

 hoog genoeg is , en dat de pyp wat lang 

 is en verre boven de kwik kolom komt uitte 

 fteken, gelyk als de iJarometers gemeen- 

 lyk gemaakt worden , om daar door zo 

 als die liefhebbers zulks in 't gemeen noemen 

 een groot vacuüm te hebben , is zodanig een 

 Barometer onderhevig , dat dezelve zeer licht 

 ontftelt word, en Incht komt te vatten , wan- 

 neer dezelve verplaaft of vervoerd word. Het 

 welk niet te vrezen is als het tegendeel gedaan 

 word. Want ten opzichte van de overtollige 

 lengte van de Barometers- pyp ftaatte noteren , 

 dat die groote lengte voor het vacuüm geen 

 meerder deugd aan den Barometer geeft. Dit 

 is de reden waarom ik tot de lengte van het 

 vacuüm van myne Barometers niet meer als 

 ?. duimsof 1 duim verkitfe,boven diehoogte de- 

 welke de kwik-kolom bereikt in de grootfte 

 fwaatte van den dampkring. 



Wat de verdelinge of de maat aangaat, met 

 dewelke het ryzen en dalen van de kwik-kolom 

 dient afgemeten te worden , van deze heb ik 

 duidelyk genoeg gehandelt in mynen brief van 

 den i8 February I7Z^ ook viiide ik nietgoet 

 om noch van enige kleinigheden te fpreken , 

 dewyldezelvevan weinig belangzyn. Waarom 



ik 



