26 — 



uit het voorgaande duidelijk , dat indien wij dit toestel rustig laten 

 staan, en de drukking van den dampkring vermeerdert, de kwikko- 

 lom in de buis langer worden, of het kwik daarin rijzen, en dat 

 dit, in het omgekeerde geval, dalen zal. 



Om gemakkelijk te kunnen zien hoe- 

 veel het kwik rijst of 'daalt, plaatst men 

 achter de buis eene in duimen en stre- 

 pen verdeelde schaal, A in de hier ne- 

 vensstaande afbeelding. Ook wordt de 

 buis veelal niet in een bakje geplaatst, 

 maar aan het ondereind bij N omgebo- 

 gen en dan aan het opstaande einde een 

 bolletje bevestigd , waarin van boven zich 

 eene kleine opening bevindt om de lucht 

 van buiten met die in het bolletje in 

 gemeenschap te brengen. 



De veranderingen in de drukking der 

 lucht op verschillende tijden kunnen vrij 

 aanmerkelijk zijn ; aan eenen met water 

 gevuldeu barometer zouden wij van den 

 eenen dag tot den anderen wel eens een 

 verschil in hoogte van 3 a 4 palmen en 

 meer kunnen bespeuren. Bij de met kwik 

 gevulde buis kan dit evenwel natuurlijk 

 slechts ongeveer zoo vele duimen bedra- 

 gen , en plotselinge veranderingen, zoo 

 groot als de bovengemelde, komen zelden 

 of nooit voor; de gewone verschillen in 

 stand bedragen sleclits eenige strepen. 

 Wie dus gaarne met gemak de verande- 

 ringen in de drukking des dampkrings 

 gadeslaat, zal zich daartoe bij voorkeur 

 bedienen van den, gewoonlijk op dezelfde 

 plank met den barometer geplaatsten , zoo- 

 genaamden controleur EHIL. Deze ver- 



