DES PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES. 55 
RÉSUMÉ 
Des observations météorologiques faites à Namur, en 1852. 
Par M. Cu. MONTIGNY, professeur de physique à l’Athénée. 
Le lieu des observations est au faubourg d'Heuvy, sur une des sommités nord qui en- 
tourent Namur, à 65 mètres au-dessus de la station du chemin de fer de l'État, ou à 
151°,99 au-dessus du niveau de la mer. 
Les variations de la pression atmosphérique ont été observées à l'aide d’un baromètre de 
Gay-Lussac, monté dans un étui en bois à charnière, dans lequel est incrusté le thermomètre 
pour opérer la réduction à 0. L’instrument est suspendu verticalement dans l'embrasure 
intérieure d’une fenêtre dirigée vers le nord, à 5 mètres environ au-dessus du sol d’une cour. 
Le tube ayant 4 millimètres de diamètre intérieur et le mercure étant bien purifié, l'in- 
strument est très-sensible aux variations de la pression de l'air, malgré les rétrécissements 
intérieurs du tube, qui sont inhérents à ce mode de construction. J'ai reconnu qu'avant 
chaque observation, il est nécessaire d’incliner rapidement l'instrument, afin que la colonne 
de mercure fasse une excursion d’une certaine amplitude, et cela dans le but d'amener le mé- 
pisque de la branche inférieure à prendre la même convexité que celui de la partie supérieure. 
Le moyen est efficace; car, après des excursions semblables, le mercure revient exactement 
à la même hauteur, si on lui fait encore subir rapidement de nouvelles inclinaisons. 
La lecture des hauteurs de la colonne de mercure s'opère à l'aide de deux verniers don- 
nant les 410 de millimètre; ils glissent sur deux échelles en cuivre, placées l'une à l'ex- 
trémité supérieure et l'autre à la partie inférieure. La comparaison de ce baromètre avec 
celui de l'Observatoire royal de Bruxelles a permis de constater que les hauteurs indiquées 
exigent une correction additive de À millimètre : elle a été opérée pour toutes les pressions 
indiquées dans le premier tableau. 
Le thermomètre employé aux observations de la température de l'air pendant le jour, est 
à mercure et à échelle centigrade gravée sur verre, Les températures indiquées ont subi 
là correction adoptée pour cet instrument. 
Le thermomètre à minima est à alcool et à index. Pour suppléer aux indications du ther- 
momètre à maxima, qui est détérioré, j'ai indiqué la température la plus élevée de chaque 
mois, à 3 heures du soir. Je ferai remarquer que la température la plus élevée, observée 
