DES PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES. 49 
le thermomètre des effets de la radiation : la chaleur de l'appartement, un mur d’une couleur blanche, et 
placé même à une assez grande distance, suffit pour altérer l'exactitude de l'observation. I] faut donc que le 
thermomètre soit placé dans un lieu parfaitement découvert, qu'il nait autour de lui aucun objet d’un grand 
pouvoir réfléchissant et qu'il soit fixé verticalement à vingt centimètres au moins de la croisée ou du mur. 
Enfin , il doit être abrité contre la pluie par un simple toit en verre. On indiquera quelle est la hauteur de 
l'instrument au-lessus du sol. 
Pour observer le thermomètre, le rayon visuel doit tomber perpendiculairement sur le tube, de manière 
à passer tangentiellement au ménisque produit par l'effet de la capillarité. Ce rayon, en traversant la paroi 
diaphane, n'est point dévié par la réfraction, et la division correspondante de l'échelle indique exactement 
la température. Pour le thermométrographe de Bunten que possèdent les Écoles d'agriculture, on inserira, 
aux différentes heures d'observation, les lectures faites à l'extrémité droite de la colonne de mercure, mais, 
en outre, on annotera à midi le maximum et le minimum fournis par les deux index; on les descendra ensuite 
à l'aide d’un aimant sur les deux extrémités de la colonne. L’instrument doit être bien fixé pour éviter que 
les secousses ou les ébranlements ne fassent tomber les indicateurs et ne faussent les observations. 
Pour tous les thermomètres, la vérification des zéros est nécessaire, au moins une ou deux fois chaque 
hiver, parce qu'ils se déplacent presque toujours quelque temps après leur construction; mais elle l’est 
d'autant plus pour les thermométrographes, que souvent une partie de l'alcool qui mouille le tube, passe 
entre le mercure et le paroi intérieure, et arrive ainsi successivement dans l’autre branche, après un certain 
nombre d’oscillations de la colonne mercurielle. Alors les indications ne sont plus les mêmes à chaque 
extrémité de la colonne, et la différence varie quelquefois pour les divers points de l'échelle. On constatera 
cette erreur en suivant simultanément les deux branches, et l'on corrigera préalablement, s'il y a lieu, les 
minima avant d'appliquer aux moyennes la correction résultant du déplacement du zéro. 
Pour vérifier le point correspondant à la glace fondante, on place en entier le thermomètre dans un bocal 
en verre; on remplit celui-ci de glace pilée, ou mieux de neïge, en y ajoutant un peu d’eau froide pour 
faciliter la fusion. Lorsque la glace fond et se réduit en une espèce de bouillie, on rapproche par intervalle 
l'instrument de la paroi du vase pour suivre ses indications sans l'en faire sortir. Quand l'équilibre est bien 
établi, que la colonne n'oscille plus, on fait avec soin quelques lectures; leur moyenne sera le point zéro 
du thermomètre. 
Psycarowèrre v'Auçusr. — Les observateurs qui possèdent un psychromètre le placeront dans les mêmes 
conditions que le thermomètre; les points correspondant à la glace fondante devront être vérifiés également. 
Quelquefois, pendant les grandes chaleurs, il est difficile d'entretenir l'eau dans le réservoir, de manière à 
ce que la boule reste humide pour l'observation suivante; on la mouillera alors avec de l’eau à la tempé- 
rature ambiante, dix ou quinze minutes avant l'observation et même davantage suivant l'épaisseur de la 
boule. L'hiver encore, le réservoir ne fonctionne plus pendant la gelée, et la boule reste sèche par suite de 
Ja vaporisation de la couche de glace qui la recouvrait. En humectant ou en plongeant rapidement la boule 
dans une eau dont la température est très-basse, on parvient à reformer une nouvelle couche, mais on 
attendra toujours pour faire la lecture que le thermomètre se soit mis en équilibre. 
Après avoir corrigé, s'il y a lieu, de l'erreur des zéros les moyennes mensuelles des lectures faites aux 
thermomètres sec et mouillé, on calculera la tension de la vapeur d'eau et l'humidité relative à l'aide des 
tables de Stierlin insérées dans l'Annuaire de l'Observatoire. 
Venr. — On déterminera la direction des vents supérieurs d’après le mouvement des nuages et celle des 
vents inférieurs d'après les indications d’une girouette élevée et parfaitement mobile ou la fumée des plus 
hautes cheminées. Lorsque les nuages accusent deux ou plusieurs courants, on sépare les différentes indi- 
cations par un trait incliné (NS); le courant supérieur est indiqué le premier et le courant inférieur le 
dernier. Bien que les appréciations que l'on peut faire de la vitesse des nuages et de la force du vent, par 
