UDOMÈTRE. NOMBRE DE JOURS DE 
Quantité | Quantité | Nombre 
de de d'eau, |de jours Ciel Ciel 
k ce Res ù 1" . ei se ; 
sin pee aus RE Pluic. Grile. Neige. | Gelée. |Tonnerre.| Brouill. |entièremt|sans nua- 
ù de _ : 
millim. | millim. | millim. | l'eau. on LA EE 
——|t — 
» » » » » » » 1 
6 (0 5 8 1 (9 42 1 
52 0 5 7 0 0 10 8 
5 0 0 5 0 5 8 8 
12 1 0 0 2 1 11 1 
29 0 0 0 4 0 Bb} 0 
8 0 0 0 4 1 5 6 
17 0 0 0 10 6 5 1 
» 17 0 0 0 6 5 8 Ù 
DFE Le » 16 0 0 0 0 5 12 1 
Novembre . . . . . . | 64,47 » 15 0 0 0 0 3 10 0 
Décembre . . . . . . | 59,19 » 59,19 14 16 0 0 2 0 2 19 0 
| 
Toran. . . . . . |630,71 | 15,02 [645,75 | 121 1 10 22 27 2% 103 26 
Les températures extrèmes, l’état du ciel et la direction des vents ont été observés à la 
Ferme-École d'Ostin, depuis le 22 janvier, mais le baromètre et l’udomètre n’ont pu l'être 
qu'à partir du 1” mars. Quant à la température de l'air à midi, elle n’a commencé à être 
recueillie qu'au 1” août, en même temps que la direction et la vitesse des nuages. Il est à 
regretter que les observations n’aient pas eu lieu deux fois par jour au moins comme dans 
les autres stations, car elles paraissent faites assez consciencieusement, bien qu’elles pré- 
sentent encore quelques erreurs dans les indications des maxima et minima absolus, ainsi 
que dans le nombre de jours de pluie et de gelée. 
Les moyennes annuelles du baromètre et du thermomètre ont été obtenues en réduisant 
les observations de Namur à la station d’Ostin, pour les mois incomplets, c’est-à-dire en les 
corrigeant de la différence moyenne entre les deux stations pendant les autres mois de l’année. 
Le baromètre n° 3 de Sacré a été placé dans les conditions voulues, et ses indications, pour 
exprimer des hauteurs absolues, ont subi la correction de + 0"",50 , qui résulte des compa- 
raisons faites avec le baromètre de Bruxelles. Le domaine d’Ostin se trouve à la plus grande 
altitude de cette contrée; mais la hauteur de la cuvette du baromètre n’a pas été déterminée. 
Le thermométrographe n’a pu être placé dans un lieu parfaitement découvert. Il se 
trouve à 3 mètres au-dessus du sol en dehors d’une fenêtre exposée à l'ENE, et comme il 
est fixé contre l'embrasure de cette fenêtre, le thermomètre est exposé au NNO; à une 
vingtaine de pas de distance se trouve un massif d'arbres et d’arbustes qui interceptent les 
vents du nord; des rideaux d'arbres se trouvent également à l'E et au SE. La correction 
de+ 0°,2, adoptée par M. Bertrand pour le thermométrographe n° 4, ne correspond pas 
avec celle qui résulte des comparaisons conservées à l'Observatoire de Bruxelles et qui 
s’élèverait à + 0°,6; cette différence provient-elle d’une erreur dans la note remise à M. Ber- 
trand, ou bien d’une fausse indication dans le numéro de l'instrument? En tout cas, il serait 
nécessaire de vérifier si le zéro n’a pas subi de déplacement. 
— 
