DES PHENOMENES PERIODIQUES. 41 



Tempcralurc. — D'après les comparaisons faites en avril 1831, le ihermométrographe 

 de Bunten fourni par Beaulieu, donnait des indications trop basses de 0",6. 



Le 22 février 1853, M. De Hoon ayant pris cet instrument chez lui pour opérer la vé- 

 rification du zéro, remarqua que ce point s'était déplacé brusquement. Les nouvelles 

 comparaisons faites en mars, à l'Observatoire de Bruxelles, montrèrent que les indi- 

 cations de la brandie à maximum étaient trop basses de 7°, 3 et celles de la branche à 

 miiiima, de 7", 7. 



Ces corrections paraissent ne s'être pas maintenues après le retour du thermomètre à 

 Furnes, car ayant été renvoyé de nouveau au mois de septembre de la même année, on 

 ne trouva plus pour correction de la branche à maxima que + 5°,6, et -i-5°,2 pour celle à 

 minima. 



En communiquant ses observations, M. De Hoon fait observer que « les corrections rela- 

 tives à la température ont été omises, parce qu'il ne pourra, sans doute, être tiré aucun 

 parti d'observations incomplètes faites à l'aide d'un instrument d'une marche aussi peu 

 régulière » ; à partir du 1" janvier 1854, il a cessé d'en faire usage : < L'ayant pris ce jour 

 avec moi, ajoute-il, pour vérifier les points de l'échelle correspondants à la glace fondante 

 et à l'eau bouillante, le zéro subit plusieurs déplacements successifs qu'il m'aurait été difii- 

 cile de déterminer d'une manière exacte. » 



Nous ferons remarquer à ce propos que les thermométrographes de ce genre sont peu 

 susceptibles de déplacement fréquents, et que le point correspondant à la glace fondante 

 peut seul être vérifié directement; comme ces instruments ne sont destinés qu'à indiquer 

 des températures inférieures à 50 degrés, les points intermédiaires doivent être vérifiés 

 à l'aide d'un autre thermomètre. 



Comparons la marche du psychromètre de Furnes, en 1851 et 1852, avec celle du iher- 

 mométrographe ; nous trouverons que le zéro du thermomètre sec était trop bas de 2 à 3 

 dixièmes de degré. Si l'on corrige de cette quantité les observations de 1853, on voit, en 

 comparant de nouveau avec les résultats correspondants du ihermométrographe, que l'on 

 peut adopter, pour les deux premiers mois de l'année, l'ancienne correction -t- 0°,6; pour les 

 huit autres mois , nous avons pris celles qui résultaient des comparaisons faites en septem- 

 bre, car les corrections obtenues en mars auraient été beaucoup trop fortes; il est évident 

 que le zéro s'est déplacé pendant le premier retour à Furnes, et s'est ensuite maintenu à 

 très-peu près au même point durant le reste de l'année. 



La température moyenne, à midi, pour les mois de mars et de septembre, a été donnée 

 d'après les indications corrigées de la boule sèche du psychromètre. 



Pour suppléer, dans le calcul des moyennes de l'année, aux indications extrêmes qui 

 manquaient pour ces deux mois, on a réduit les observations de Gand à la station de Furnes, 

 en corrigeant les nombres de la différence moyenne entre les deux stations pendant les dix 

 autres mois. 



