22 OBSERVATIONS 



RÉSUMÉ 



Des observations météoroloyiques , faites à Liège, en iSoi, 

 ParM. D. LECLERCQ, 



A|;régt: a l'tJuitcr&Uâ, directeur de l'Ecole iiidustriflle tia Licg<^. 



Pression atmosphérique. — Le baromètre, construit d'après le système Fortin, modifié par 

 Delcros, porte le n° 245 d'Ernst. Le lieu d'observation est situé dans l'intérieur de la ville. 



Des comparaisons faites à fObservatoire royal de Bruxelles ont montré que ses indica- 

 tions exigent une correction addilive de 0"°',45 pour exprimer des hauteurs absolues. Les 

 nombres obtenus par fobservation ont été ramenés à zéro de température, et ont subi ensuite 

 cette correction totale qui renferme la dépression due à la capillarité, l'erreur du zéro du 

 thermomètre et celles qui pourraient provenir d'autres imperfections de finstrument ('). 



La cuvette du baromètre se trouve à 6 mètres au-dessus du zéro de féchelle du pont des 

 Arches. D'après les ingénieurs des Ponts et Chaussées, l'altitude de ce repère, par rapport 

 au niveau moyen de la mer du Nord, est de Ui",!. 



Température. — Le thermométrographe de Six, perfectionné par Beliani, a continué à in- 

 diquer les différentes températures dujouretles extrêmes; sa marche était constamment com- 

 parée avec celle d'autres thermomètres, dont le zéro avait été déterminé au commencement 

 de l'année; les nombres inscrits dans les tableaux ont subi les corrections qui les concernent. 



Pluie et vent. — L'udomètre, pareil à celui de l'Observatoire, est placé au milieu d'un 

 vaste jardin; il se trouve éloigné des bâtiments et des arbres. 



La direction des vents supérieurs est prise d'après le mouvement des nuages; celle des 

 vents inférieurs est donnée d'après une girouette parfaitement mobile et la direction que suit 

 la fumée des plus hautes cheminées de machines à vapeur. 



(') Le baromètre de Liège présentait, depuis 1852, une dépression énorme, près de 5™"' par rapport anx 

 baroinèlres de Bruxelles et de S'-Trond, placés presque identiquement au même niveau et dont l'accord est 

 excellent. Voici ce que M. Leclercq écrit à ce sujet, en date du 3 août 1854 ; « M'étant rendu, à la suite de 

 voire lettre du 2"2 juillet, à f Université pour y prendre la hauteur à l'un des baromètres de cet établissement, 

 placé dans les mêmes conditions que le mien , j'ai trouvé celle hauleur de 4""", 70 plus élevée. Cette circon- 

 stance m'a indiqué que mon instrument était dérangé. En le vérifiant, je me suis assuré qu'il avait une bulle 

 d'air logée à la partie supérieure, et je l'ai expulsée en suivant les instructions annexées à vos tableaux. » 

 En conséquence, les nombres jusqu'au 22 juillet ont été augmentés de 4'"™,70. Il est à remarquer, cepen- 

 dant, que celte dépression a dû varier pour des hauteurs barométriques différentes. 



