54 OBSERVATIONS 



tout côté : un loil épais en paille, établi à plus d'un nièlre de hauleur, i)iéscrve la eage de 

 loule action directe du soleil vers l'heure de midi. Pendant très-peu d heures, le malin et le 

 soir des jours d'été, on établit à distance un double écran en jonc. Ces conditions ont été 

 suggérées par la localité, et il a été impossible de s'y soustraire : le résultat final de lobscr- 

 vation démontre qu'elles ne sont pas trop désavantageuses. Heureusement les vents do- 

 minants ont un si libre accès qu'il y a souvent nécessité d'enlever les grains de sable qu'ils 

 entraînent dans l'intérieur de l'abri. 



Pour s'assurer de la stabilité des index du Ihermométrographe, on a fixé, à lextré- 

 mité d'une barre de fer scellée dans la muraille, une potence qui porte l'instrument : ce 

 support n'a aucune communication avec la cage, qui elle-même se trouve solidement éta- 

 blie sur une grosse pierre enfoncée dans le sol. 



Le baromètre, sans numéro, dErnst a été comparé à celui de l'Observatoire de Bruxelles: 

 la correction totale déterminée par 20 comparaisons, dans le mois de décembre iS'jfi. 

 est de + 0™",G3 pour le ramener au Fortin-Dclcros. 



Vers le milieu du mois de mai, il s'est introduit une bulle d'air dans la chambre baro- 

 métrique, ce dont je me suis aperçu par la comparaison du baromètre Ernst avec un 

 autre baromètre sédentaire à large tube. Ce sont les indications Ernst qui figurent dans le 

 tableau pour les cinq premiers mois , en introduisant cependant la correction pour les der- 

 niers jours de mai et qui, alors, ne s'élevait qu'à -f-0""",04. Dans le mois de juin, les hau- 

 teurs des deux baromètres ont dilTéré de plus en plus : j'ai dû supprimer Ernst et ne faire 

 des lectures que sur le baromètre à gros tube, dont voici une description sommaire : 



Le tube a 28 millimètres de diamètre extérieur sous l'épaisseur d'environ 1 millimètre 

 et demi; il est en cristal et a été étiré par un très-habile ouvrier de la verrerie deJLALZoude: 

 la chambre barométrique a plus de 13 centimètres de longueur au-dessus des plus grandes 

 hauteurs barométriques; il a été scellé à la verrerie. La pointe inférieure de Icxlrémilé 

 opposée est renfermée dans une enveloppe de même cristal elDlée elle-même; l'air extérieur 

 ne pourra donc pénétrer que très-diflicilenient dans la colonne barométrique: je l'ai remplie 

 avec du mercure purifié par moi-même, en me servant d'une excellente machine pneu- 

 matique; mais l'air renfermé dans le tube devant surmonter la pression dune colonne 

 mercurielle de 15 centimètres de hauteur, cette première opération n'a rempli que la 

 moitié de la hauteur: en inclinant doucement le tube, j'ai fait couler la colonne toute d'une 

 pièce jusqu'à la voûte, et pas une bulle visible à la loupe ne s'est trouvée adhérente dans 

 toute la partie baignée par le mercure. J'ai eu la même facilité pour achever de remplir 

 le tube par le haut : les gouttelettes mercurielles sintroduisant lentement et se répandant 

 sur une grande surface, n'ont point laissé de bulle d'air emprisonnée. Je savais que l'on 

 ne parvient à chasser l'air et la vapeur d'eau, sinon par rébuUition du mercure; mais 

 comme on n'avait fait l'essai que sur des tubes d'un calibre beaucoup plus petit et que je ne 

 me sentais pas le courage de faire cette opération dans une si grande masse et avec un 



