DES PHENOMENES PERIODIQUES. 55 



verre très-peu conducteur, j'ai tourné la diffleullé en recourant à la grande puissance du 

 temps aide d'une chaleur moindre. J'ai donc établi mon tube très-près d'un poêle qui se 

 chauffait au rouge presque tous les jours pendant plus de trois mois. En faisant naître des 

 courants ascendants; puis, plus tard, en chauffant également le milieu et la partie supé- 

 rieure, je suis certain que toute vapeur a été entraînée. Pendant ce temps , il a fallu ajouter 

 par trois fois du mercure, et j'estime que j'ai ainsi perdu environ 150 grammes de liquide. 

 Plusieurs années après la confection de l'appareil, je lai incliné de la quantité strictement 

 nécessaire pour que le mercure s'élevât jusqu'à la voûte, et n'ai point vu la moindre bulle 

 d'air, même à la loupe: le choc léger était d'une niétallicité parfaite. 



L'échelle a élé divisée par feu M. Crahay, dont la scrupuleuse exactitude est parfaitemeni 

 connue de l'Académie : que ne vit-il plus ce digne professeur, afin qu'il s'assure de ma 

 reconnaissance! Le vernier au ^S™" de millimètre est aussi de lui , et les divisions sont si 

 nettes, si régulières, qu'on peut estimer sans crainte les centièmes de millimètre : il est 

 conduit par une espèce de châssis qui l'attaque sur deux côtés h la fois et se meut par 

 une vis à pas fins. 



Pour établir le zéro de l'échelle, je me suis servi d'un compas à talons d'acier armé de 

 vis de rappel ; je l'ai d'abord réglé à la température de 1 0" d'après un mètre-étalon con- 

 servé à l'hôtel du gouvernement, et plus tard, je l'ai comparé à une échelle de cathétomètre 

 construit par M. Secrelan. M. Crahay, qui l'avait examiné, n'a pas voulu lui faire de cor- 

 rection. Le compas a 70 centimètres de longueur. Une lame de fer dressée , portant deux 

 traits rapprochés pour servir d'établi constant, était posée sur le fond de la cuvette dressée 

 elle-même comme un plateau de machine pneumatique. Les bords de la cuvette sont formés 

 par un anneau épais en fonte solidement fixé par des boulons à écrous passant à travers le 

 plateau. Ce même anneau porte une forte tige en acier de 49,3™™ de longueur, au bout de 

 laquelle se trouve implantée perpendiculairement à mouvement de vis dure, une fine et 

 courte tige en ivoire. Le diamètre de la cuvette est donc de 198 millimètres. Pour amener 

 l'affleurement, on fait fonclionner un piston plongeur. 



La coïncidence du vernier avec le niveau supérieur de la colonne barométrique s'obtient 

 avec une assurance remarquable, puisque c'est encore par le contact du curseur avec son 

 image qu'on établit le pointé. A cet effet, le curseur, par sa partie postérieure, est échancré 

 latéralement pour mieux définir sa position, et quoique cette languette ait 4,8™™ de 

 largeur, son image, vue par une loupe, se confond avec elle dans toute son étendue. Même 

 dans les mouvements ascensionnels brusques que l'on observe par des rafales d'un veni 

 violent, il ne m'est jamais arrivé de remarquer la moindre courbure de l'image. Je puis 

 donc regarder ce baromètre comme suffisamment exempt de la capillarité. Cependant près 

 des parois , l'incidence de la colonne mercurielle est variable. De plus , une légère déviation 

 accidentelle se décèle à l'instant de l'observation par l'angle que le curseur et l'image 

 forment ensemble. Du reste, des vis de calage et deux niveaux à bulle d'air très-sensibles 



