36 OBSERVATIONS 



permettent de rétablir la verticalité, si le plancher secondaire de l'appan'il venait à se 

 déranger. 



La comparaison établie les quatre premiers mois de l'année avec Ernst, lui avait assigné 

 une correction de— 0""n,i2(): ce chifTre me semblait beaucoup trop fort. Mais, ayant visité 

 l'instrument 10 jours avant qu'il dût servir à lui seul, je me suis aperçu d'un déplare- 

 ment de l'échelle causé par le transport. Après avoir établi les supports de l'échelle aux 

 points de repère, et les avoir fixés de manière que, sans bris d'instrument, ils ne pussent 

 plus changer de place, une nouvelle comparaison avec Ernst réparé el dont M. Bouvy, aide 

 astronome à l'Observatoire de Bruxelles, a encore une fois déterminé l'équation (-j- 0,()."> 

 comme la première fois), a donné pour correction du gros baromètre — 0"""';04 pai" •>*> 

 observations , ce qui m'a parfaitement tranquillise. C'est d'après ce baromètre que les obser- 

 vations sont données avec la correction à partir du mois de juin. 



Le barométrographe à enregistrement mécanique a été mis en jeu à partir du mois de- 

 mars; mais à cause de ses innombrables défauts, qui ne se manifestaient qu'après plusieurs 

 jours de marche, il n'a pu être mis en fonction régulière que depuis le mois d'août. Un |)etit 

 marteau à échappement réglé par l'horloge conductrice du chariot, vient ellleurer la colonne 

 barométrique, qui n'a pas le diamètre que j'avais requis. Ce choc se répète de S en S minutes 

 intercalaires avec les époques dans lesquelles le crayon est pressé contre le cadre de papier 

 par un mouvement lentement gradué. 



L'altitude a été déterminée, par deux nivellements concordants, au moyen d'un niveau- 

 cercle de Lenoir établi au deuxième étage du collège.; par le seul jeu des branches du tré- 

 pied, j'ai pu pointer sur le sonmiet de l'atelier de la station du chemin de fer. M. le chef 

 de l'atelier m'en a donné la hauteur ; on a donc : 



.41titude du niveau de la station au-dessus de la mer.. . . 84,58 mèlrcs. 



Hauteur de l'édifice 15,55 » 



Hauteur du niveau de la cuvette barom. au-dessus du toit . 5,77 » 



Altitude delà cuvette d01,70 mètres. 



Lanémoscope établi sur un des coins du collège , à l'altitude de 109"', 8, n'est dominé par 

 aucun bâtiment voisin, sinon par la coupole de la cathédrale, dont il est assez distant, et 

 par la crête sur laquelle est bâtie la citadelle, qui le surpasse d'environ 44 mètres : l'horizon 

 est découvert dans la direction des vents dominants. J'ai établi les points cardinaux au 

 moyen d'un gnomon que j'ai trouvé accidentellement établi dans la loge où aboutissent les 

 tiges verticales et les tiges de renvoi horizontal. Par une perpendiculaire à la méridienne, 

 j'ai déterminé les points 0. et E. La bissectrice de la double vanne a été amenée dans ce 

 plan azimutal par un temps calme . plus tard, on l'a vérifié. Malgré le renvoi, il était d'une 



