DES PHENOMENES PERIODIQUES. 57 



lelle mobilité, que souvent le crayon enregistreur était hors de service : il a fallu lui appli- 

 quer un frein à pression variable qui fonctionne parfaitement. 



L'anémomètre à quatre capsules, étudié par M. Robinson, donne la vitesse du venl- il est 

 établi à deux mètres de distance de l'anémoscope. Ces deux instruments sont à enregistre- 

 ment continu, qui s'opère dans la chambre des baromètres. A cet effet, deux chariots établis 

 verticalement se tiennent mutuellement en équilibre, et reçoivent le mouvement d'une hor- 

 loge qui ne doit surmonter que de légers frottements. Le crayon enregistreur de l'anémos- 

 cope est conduit par un système d'engrenage qui ne me semble pas devoir être décrit. Celui 

 qui appartient à l'anémomètre reçoit un mouvement rcctiligne alternatif par le moyen 

 connu de roues d'angles associées sur la même coulisse et fonctionnant alternativement. Le 

 renversement du mouvement s'opère par une main à deux doigts, dont le premier prend le 

 poids renverseur près de son centre de gravité, et le second fonctionne près de l'axe de rota- 

 tion, lorsque le bras du poids prend la position verticale; un léger déplacement du doigl 

 inférieur renversera donc brusquement le sens du mouvement, et les mêmes dents de roues 

 d'angles s'emboîtent constamment dans les mêmes rainures dune troisième roue qui con- 

 duit le' porte-crayon. Pour preuve de la concordance de la vitesse du crayon avec celle des 

 capsules, je citerai l'expérience suivante : un compteur appliqué à la vis sans fin de la verge 

 descendante a donné 299 divisions pour 4 renversements de mouveihenl: il aurait dû don- 

 ner 4 X 75 = 500 :, après 9 renversements qui auraient dû donner 67S divisions , il n'en a 

 eu que 674 ; la différence étant restée la même, constante, doit être attribuée à une petite 

 erreur au moment du départ. Les coupes avaient d'abord 20 centimètres de diamètre, comme 

 celles de Liverpool , et il se pourrait que, pour un horizon aussi découvert que celui de ce 

 port de mer, cette dimension soit suffisante. Cependant ayant reçu de M. Quetelet commu- 

 nication du mémoire du savant Irlandais, et, plus tard, ayant obtenu de M. Ed. Clibborn. 

 Asst. Sec'*^ R. J. A. l'envoi gracieux du même mémoire , je les ai augmentées et leur ai 

 donné 50 centimètres pour me rapprocher des données fournies parM. Robinson. Pour pou- 

 voir remplacer la pointe sur laquelle tourne l'appareil, j'ai adapté un mécanisme à la tige , 

 qui permet de la soulever pour y visser une nouvelle pointe, sans devoir monter chaque 

 fois un nouvel échafaudage. La suspension est assez délicate pour que le frottement produit 

 parles 21,5 kilogr., poids de l'appareil, soit surmonté par un poids de 5,08 grammes appli- 

 qués au centre d'une coupe à la distance de 1,11 mètre de l'axe de rotation; aussi l'anémo- 

 mètre n'est-il jamais en repos parfait, sinon peut-être pendant de très-rares instants. Tel 

 était donc le poids qui surmontait le frottement dynamique au moment de la pose, c'est-à- 

 dire le 6 octobre. Au mois de décembre, après avoir démonté les bras portant les 4 coupes 

 et les avoir remplacés par un poids équivalent (les 3,08 gr. sulBsaient encore, quoiqu'un 

 peu plus difficilement), la pointe ne semblait que peu usée quoiqu'elle eût dû subir toute 

 l'action d'un vent violent continué pendant plusieurs jours dans le mois d'octobre. 



Le mode d'inscription des résultats que j'ai suivi pour l'anémomètre est le même que 



