PHTSICAS E NATUEAES 123 



Deve comtudo notar-se, que os extremos do eixo podem ser facilmente 

 substituídos por peças de sobrecellente, e que o apparelho só deve 

 funccionar o numero de vezes indispensável para verificar a declina- 

 ção da agulha, porque, é claro, que seria inútil substituir completa- 

 mente a agulha, tão simples e commoda na applicação quotidiana. 



Um outro systema de suspensão mais simples, é o que está indi- 

 cado na fig. 3. Dois tios F e F' muito flexíveis, formados pela reunião 

 de fios muito finos, suspendem o quadro Q, e ligam-se a um parafuso 

 P de passo bastante curto. 



Quando se queira empregar o apparelho, deve destruir-se, por 

 meio do parafuso P, qualquer tendência á torsão, que se note na sus- 

 pensão bifilar FF' ; n'estas condições o eixo do toro deixa de sev for- 

 çado pela suspensão, e portanto occupa no espaço a posição que oceu- 

 paria, se fosse livre de se mover em torno de um eixo vertical. 



Os fios F e F' podem também servir para conduzir a corrente; 

 n'esse caso devem estar ligados a anneis a e a', sobre os quaes escor- 

 reguem escovas e e e' ligadas ao gerador de electricidade. 



Como pode succeder que o parafuso tenha um movimento verti- 

 cal bastante sensível, convém, que os porta escovas m e m' possam 

 deslocar-se verticalmente, o que se consegue por meio de uma ranhura 

 praticada no porta-escova, e de um parafuso de pressão p ligado ao 

 supporte. 



O parafuso P pode ser substituído por um cjlindro bem justo na 

 mortagem, e podendo tíxar-se em qualquer posição por meio de um pa- 

 rafuso de pressão; n'estas condiçõas, é claro que os porta-escovas po- 

 dem deixar de ser moveis. 



Sobre a questão da determinação de uma direcção fixa a bordo, 

 proporei por ultimo o emprego de um solenóide ou talvez melhor, de 

 um electro-iman de forma apropriada, principalmente quando se receie 

 uma alteração importante na distribuição do magnetismo da agulha, 

 como frequentemente succede. 



Na fig. 4 está representado o modo, que me parece suíficiente, 

 de realisar esta idéa. Um electro-iman II' um pouco curvo, com o fim 

 de fazer descer o centro de gravidade, apoia-se, por meio de um cone 

 de platina, sobre uma pequena capsula c do mesmo metal; ao cone li- 

 ga-se uma das extremidades do fio do electro-iman; o outro extremo 

 deve ligar-se a um fio ou lamina de platina j), que se possa deslocar 

 no interior de um vaso annelar T contendo mercúrio. 



Parece que esta disposição deve ter sobre a agulha magnética or- 

 dinária a desvantagem (além da complicação) de uma menor sensibi- 

 lidade, em consequência do attrito da lamina de platina p contra o li- 

 quido; pode succeder, porém, que o effeito do attrito seja em grande 

 parte compensado pela maior intensidade de magnetisaçao, por isso 



9# 



