PHYSIGAS E NATURAES 



13 



Novo insírumeiílo p.Ta s(ndagens 



POR 



HENRIQUE EE LIMA E CUNHA 



A sondagem do mar em grandef; profundidades, ou em logares 

 atravessados por correntes rápidas, nãc pode ser exacta pelo modo or- 

 dinário, pois que a linha de sonda, pela maior ou menor obliquidade 

 ou curvatura que necessariamente deve experimentar, não é egual á 

 vertical comprohendida entre a superfície do mar e o fundo. 



Recorrendo aos effeitos da pressão da agua sobre o ar contido em 

 um reservatório é possivel attingir maior grau de exactidão, pela me- 

 dição exacta d(» volume minimo a que 3 ar é reduzido pela pressão. 



O apparellio adiante descri pio satisfaz ás condições necessárias para 

 que seja fácil e exacta a medição do volume minimo a que, em uma 

 determinada sondagem, é reduzido o volume total e conhecido do ar 

 contido no apparelho. 



Consiste o instrumento em um cone recto de folha de cobre, tendo 

 a base fechada por uma tampa do mesmo metal, que se liga ao cone 

 por meio de uma rosca, a fim de poder ser removida quando for neces- 

 sário. A tampa ou base movei do cone tem seis pequenos orifícios de 

 um milli metro de diâmetro, que permittem o ingresso da agua do mar 

 no interior do apparelho, e na face superior sustenta um arame de 

 prata pura de doi* millimi^tros de diâmetro, soldado no centro da tamjja, 

 e que, ergut^ndD-se perpendicularmente a esta, occupa o eixo do cone. 

 A figura 1 representa o instrumento e a figura 2 a tampa separada 

 d'este. 



