PHYSICAS E NATUP.AKS 257 



caso de ser possível obler-se então a inagnetisação, julgo que não ha- 

 veria vaníagem alguma em dispor de tal modo o systema de inducção; 

 porque a acção magiielica das correntes forçosamente ficaria prejudicada, 

 pois que, além de ser mais fraca, não envolvendo a massa do ferro, o 

 comprimento que se poderia dar á espira! magnetisndora contida dentro 

 do cyiindro de ferro seria muito limitado, o que ainda tornaria menos 

 efficaz a acção das correntes inductoras. Em corroboração do exposto 

 citarei aqui uma experiência que fiz, ha poucos dias, a este respeito: 

 tomei um frasco electro-iman, composto de um cylmdro ôco de ferro tendo 

 O"', 10 de comprimento, 0™,0i de diâmetro exterior, 0'",015 de diâme- 

 tro interior, coberto por uma espiral de fio de cobre isolado de 0"',00075 

 de diâmetro e 15 melros de comprimento; passei esta espiral para dentro 

 do cyiindro de ferro, fiz n'ella passar a corrente de 4 elementos de Bun- 

 sen, e não observei vestígio algum de magnetismo, quer aproximando 

 substancias magnéticas quer examinando a acção da agulha magnética, 

 manifestando-se bem assim a differença da acção da corrente, segundo 

 corre pelas super ficies externa ou interna de um cyiindro de ferro ôco. 

 Julgo pois bem disposto o systema do apparelho de inducção pr-mei- 

 ramente descripto pelo inventor. 



Concluiiei dizendo que me parece summamente engenhosa a con- 

 cepção do auctor, e muito digna de ser tomada em consideração pela 

 classe; em quanto ao valor pratico do instrumento, só as experiências 

 poderão dizer até onde chega, devendo esperar-se, com a maior con- 

 fiança, da consummada habilidade dos artistas de Berlim, tudo quanto 

 possa dar a delicada e florescente industria dos instrumentos de preci- 

 são.— Deus guarde a V. Ex^— Lisboa 2C de maio de 1880.— III. ">'' Ex.™° 

 Sr. José Maria Latino Coelho. — Secretario geral da Academia Real das 

 Sciencias. 



Francisco da Fonseca BENEvmEs. 



Descripção do apparelho 



Virgílio Machado tem a honra de apresentar á illustre Academia 

 Real das Sciencias, de Lisboa, a descripção d"(mi novo apparelho de 

 sua invenção, destinado a avaliar, com o máximo rigor, a intensidade 

 relativa de todas as luzes. O auctor, por este motivo e porque emprega 

 a electricidade dynamica, no mesmo apparelho, denomina-o o xMicropho- 

 tomelro eléctrico. 



Este vae ser construído nos laboratórios do illustre physico de Ber- 



