110 JORNAL DE SCIENCIAS MATHEMATIGAS 



PHYSICA 



l.laaomelro de ar comprimido 



Algumas cousideraçõcs sobre a graduação do manómetro de ar coiupriaiido. 



Uma appiicação muito curiosa deste apparelho 



á determioação da densidade dos lipidos, por um processo inteirameule doto 



POR 

 VIRGÍLIO MACHADO 



O manómetro cie ar comprimido é um.a applicação da lei de Ma- 

 riotte. 



Consiste n'mn tubo de vidro fechado, na sua parle superior e aberto 

 na extremidade opposta, pela qual mergulha n'um reservatório de mer- 

 cúrio envolvido por um cylindro metallico. (Fig. 1) 



O vapor quando chega ao interior d'este cylindro exerce a sua 

 pressão sobre a superfície do mercúrio e fal-o subir no tubo. O ar que 

 alii existe comprime-se quando o mercmio sobe. 



Vè-se pois que é pela reducção de volume solTrida pelo ar contido 

 no tubo manometrico, que se avaliam as pressões. 



A pressão do vapor^ que se exerce sobre o mercúrio na capsula, 

 não é toda ella empregada na reducção do volume occupado pelo ar; 

 isto é, não ha simplesmente a lucla da pressão sobre o mercúrio, exte- 

 rior ao tubo, com a elasticidade do ar contido no mesmo tubo. 



Uma parte da pressão do vapor é equilibrada pelo peso da columna. 

 de mercúrio, que sobe no interior do tubo, para reduzir o volume do 

 ar ahi contido. 



Se o mercúrio não fosse um corpo pesado (e podesse subir no 

 tubo quando se exercesse pressão sobre o nivel do mesmo liquido, na 

 capsula), o volume do ar comprimido seria sempre inversamente pro- 

 porcional a toda a pressão exercida sobre a superfície do mesmo li- 

 quido. 



