SIEÜWEN LUCHT-THERMOMETER. 5 



ziet- of de graad, welke het gekleurde Vocht 

 teekent , overeenftemc met den graad van 

 warmte op den kwik - Thermometer : ftaat 

 het Vocht lager, dan moet het worden aan- 

 gevuld: ftaat het hooger, als dan moet men 

 *er zoo veel uittrekken , tot het , nagenoeg 

 met den graad des kwik- Thermometers over- 

 eenftemt. 



Nu moet de Cijlinder door den Weer- 

 glasmaker voorzichtig gefloten worden, alle 

 mogelijke zorg drageade dat dit fpoedig ge- 

 fchiede, en zonder de lucht in den Cijlinder 

 te doen uitzetten; ten welken einde de Weer- 

 glasmaker zich van eene foort van koperen 

 domper bedienen moet , hebbende aan het 

 boveneind eene opening , waar het puntig 

 uitgetrokken eind van den Cijlinder door kan 

 fteken : daardoor is het glas genoegzaam voor 

 de hitte der vlam beveiligd, mits het digt- 

 blazen zoo fpoedig gefchiede , Cg^lijk het 

 g€fchieden moet^ dat de domper niet heet 

 worde. 



DE SCHAAL. 



De Cijlinder nu gefloten zijnde , hecht men 

 de pijpen op eene plank , waarop een wit 



A 3 pa- 



ct 



