NIEUWEN LUCHTTIIERMOMETER. p 



indien flecbts deze evenredigheid tusfchen des- 

 zelfs inhoud en die der pijp wordt in acht 

 genomen- De Meetkunltenaar kan en moet 

 hier, des noods , den Weêrglasmaker voor- 

 lichten. 



h) Eene der voornaamfte vereischten 

 eens goeden Thermometers is eene juisc ge- 

 calibreerde , dat is , eene over deszelfs ge- 

 heele lengte even wijde pijp , als dan kaa 

 men met volle zekerheid, indien flechts twea 

 punten wel bepaald zijn, alle de overige vei- 

 lig in gelijke deelen afdeelen. Doch Na- 

 tuurkundigen , die zelve hunne Thermometers 

 maakten, weten hoe moeijelijk het is, onder 

 eene menigte lange glazen pijpen , flecht? 

 één gedeelte van genoegzame Lengte te vin- 

 den, 't welk overal volkomen even wijd is, 

 en voor een Thermometer dienen kan. Hoe 

 wenfchelijk het dus ook ten aanzien van de- 

 zen lucht - Thermometer ware , kan mea 

 bij zoo lange pijpen zulks nog minder 

 verwachten ; docb daar deszelfs graden zeer 

 groot vallen , kunneti de kleine onregelma- 

 tigheden der pijp hier ook van geen grooten 

 invloed zijn ; te minder nog, daar men bij 

 het maken der Schaal zich zoo ve|e waarne- 

 mingen , en zoo nabij eikanderen kan ver* 

 A 5 fchaf- 



