HIEUWEN LUCHT-THKRMOMETER. ff 



tning begrepen is , behoeft men 'er verder 

 niet op te letten. 



d.') Om dezelfde reden valt ook noj eene 

 andere bedenking weg, die men zou kunnen 

 inbrengen tegen het maken der Schaal door 

 afpasfing van gelijke deelen tusfchen twee 

 bepaalde punten , uit hoofde dat , hoe meer 

 de fpiritus wordt neergedrukt , de kwikko- 

 lom des te hooger rijst, en meer tegenftand 

 biedt, waarom daa ook de graden der Schaal, 

 voor gelijke graden van den kwik -thermome- 

 ter , gedurig kleiner moeten worden ; te 

 meer nog , daar de uitzetting der lucht niet 

 volkomen evenredig aan de vermeerdering van 

 warmte , maar iets minder is. 



BEDENKINGEN TECEN DEN CONTRO- 

 LEUR . THERMOMETER. 



Uit de tot hier toe aangevoerde Aanmer- 

 kingen, zal men gereedelijk kunnen afleiden, 

 dat deze Thermometer zeer naauwkeurig ver- 

 gelijkbaar met den kwik -Thermometer kao 

 gemaakt worden , hoe zeer in een tegenftrij- 

 digen gang v en ik zie geene zwarigheid waar- 

 om men denzelven niet tot een nuttig ge- 

 Ifuik zoude invoeren. Slechts twee bedeu* 



l 



