|4 !• cantzlaAr over éè^ 



i. "VOORÜEELEN VAN DEZEN THERMOtó 

 METER. 



• «•) Dat groote graden bij weerkuirdigë 

 tyerkmigen altijd begeerd zijn , bewijzen zoo 

 vele verfchillende foorcen van Barometers als 

 zijn uitgedacht, om de kleine verandering van 

 ilechts 3 duimen , binnen virelke de geheele 

 beweging van den eenvoudigen kwik -Baro- 

 meter bepaald is , eene grootere uitgeftrekt- 

 heid te geven. Daar nu de graden van de- 

 zen Thermometer ruim | duim groot zijn ^ 

 is dit dan een aanzienlijk voordeel, waardoor 

 de mindere veranderingen des te duidelijke!' 

 kunnen worden waargenomen.- 



Men kan zelfs deze graden nog grootef 

 maken , wanneer men de kwikbuis achter de 

 plank, en de fpirims-pijp roVr dezelve plaatst, 

 deze is dan alleen zichtbaar, en men behoeft 

 ze nu , om de regelmatigheid te bewaren , 

 niet evenlang te maken , als de andere ; zij 

 kan nu aanmerkelijk langer zijn , mits men 

 den inhoud des luchts - cijlinders of van den 

 bol in evenredigheid vergroote, zoo dat deze 

 altijd vijfmalen grooter zij , dan die der pijp. 

 Het zamenftel wordt hier door ook fmaller, 

 en meer gefchikt om buiten aan een venfter- 

 Cijl te wolden vastgemaakt. ZieFig. 2 en 3. 



