RESPONSIO AD QUAESTIONEM PHYS1CA.M. ^7 



§. 18. 

 De diversis Tnethodl partihus. 



Quandoquidem materiae hygroscopicae voIumen ab aequilibrio pendeat inter Va- 

 poris tensionem et vim materiae condensantem , sequitur , illud indicare aeris dispo- 

 sitionem , materiae vaporem cedendi. Ut autem ex hac dispositione cognoscatur 

 absoluta vaporis quantitas, opus erit formulis empiricis, quae illam ad haue redu- 

 cere possint. 



Patet ergo, duplici parte nostram melbodum contincri: 



1. Observatione , quae fit per instrumentum , 



2. Calculo , ex experimenlis nllus cujusdam generis derivatö. 



Jam Tero de utroque argumento succiDCte ila agemns, ut , poslquam vidimus quid 

 attingl debeat, conditiones quasdam ponamus , quibus si fuerit satisfactum, Vera 

 adesse Hjgrometria potest; dein vero exponamus , quomodo bis satisfiat. 



§• ig- 



De Tnstrumenti conditionibus. 



Per Hygröiretrum positivam quandam normam obtinere cupimus, qitae certam re- 

 fert vaporis conditionem , qualis ut habeatur, in illo requiruntur : 



1. ea Mobiliias, ut contiuuo aeris indicet statum bygrometricum, eo ipso, quo 

 observatur tempore. 



2. talis Immutabilitas , qua sub iisdem rerum adjunctls idem semper ostendat 

 Volumen. 



3. Analogia inter vaporis mutationem et iustrnmenli indicationem. 



4. Extensio variationum satis ampla, ut vel exiguam indicet vaporis mutationem. 



5. Comparabiliias , qua omnia Hygrometra ejusdem generis semper eodem tramite 

 procedunt, 



§. 20. 



De instrumenti partibus. 



Ut bas conditiones expleant, ipsa instrumenta triplici parte cOnstare, necesse est. 

 Primo nimirum adsit materia , in quam agit vapor aqueus, quae sit prompta j 

 immutabilis, ipsique causae agenti analoga ( cond. 1, 3, 3.). Dein cum apparatu 

 connectatur tali , ut minutam etiam mutationem manifestam reddat ( cond. 4. ). 

 Tandem \eio scala requiritur, eaque in omni instrumento simüis, quae voluminis 

 indicet quantitatem (cond. 5.). 



C §• «!• 



