EESPONSIO AD QUAESTIONEM PHYSICAM. 53 



perfectio, ut nihil tutius adhiheatur, dum insuper limites errorum determinari pos- 

 sünt. Attamen quaevis observatio experimentum exigit, quod saepe molestum est, 

 nocetque mora , quam exigit. Pro simplici obserratione meteorologica ergo praeferi- 

 mus apparatum cel. de Saussure vel de Luc , qui in genere salis accuratam exhibent 

 indicationem ; quodsi vero leges aiEnitatis bygroscopicae examinentur , et sie variae 

 inter se comparentur substantiae , nihil melius convenit apparalu Babinet. 



§. 53. 

 Dijudicatio methodorum , quae ex punctis fixis scalam construunf. 



Jam ultima hygrometri conditio examinanda est, qua seil. In diyersis terrae tracli- 

 bus observatum , eadem indicaiione eandem semper definiat vaporis conditionem. 

 Talem comparabilitatem scala ei conciliat , punctis fixis instructa, quorum quum vel 

 »num fuerit adhibitum , Tel duo, de utraque methodo succincte videamus. 



Conlinuo autem reprobanda est meihodus, qua per unum punctum fixum scala 

 determinatur. Non enrm statuendum, omnia corpora hygroscopica ejusdem specjei 

 ita ab omni parte convenire, ut nulla differentia sit dilatationis absolutae. Hinc 

 etiam factum, ut , qui tafem assumerent scalam, ipsa suadente experientia , brevi 

 eamprorsus mitterent, seque ad alteram methodum converterent. Seil, multo magis est 

 probabile, ut, si duo habeantur puncta fixa, intermedlae partes conveniant, ideoque 

 differentia dilatationis relativa sit nulla. Etenim dependent hi gradus ab actione 

 mulua vaporem inter et substantiam bygroscopicam , quam si per naturam materiae 

 adhibitae determinari admittamus , sequitur, gradus eosdem fore pro omni ejusdem 

 aatuxae mateiia» 



§. 5i. 

 Dijudicatio methodorum , q.uibus absolutam siccitatem determinare tenlarunt. 



Qunm ig! lur duo puncta fixa prorsus necessaria sint , ut scala oriatur compara^ 

 bilis, videamus : 



». de maximo contractionis , quod summae siccitati , et 



2. de maximo dilatationis, quod summae respondet humidilati. 



Quoad maximum siccitatis , vix est quod moneam , rejicienriam esse methodum, 

 qua per altiorem gradum ignis hoc obtineri putatur. Satis enim Daltoni expeii- 

 menta probarunt, vaporem non ita ib aere dissolvi , ut nullam in hygrometrum 

 actionem exsereret. Neque etiam per constantem temperaturam constans obtinetur 

 ia qualicumque aere humiditalis gradus, quum hie ab ipsa insuper vaporis quanti- 

 talependeat. Quoad exsiccalionem ipsius substantiae, pertinet et haec ad absnrda. 



& 5i No« 



