RESPONSIO AD QUAESTION.EM PHYSICAM. 75 



tulbum in «luas partes divisere , alteram prodacendo, alteram Indicando frigori des- 

 üiiaiam. Ad Los referuntur Korner, Jones et Brewster. 



Ex his igitur, inier se combinatis, seqnitur, non incongrue omnia thermohygro- 

 nictra ad ties classes icduci : 



1. eorum , quae diiplici evaporalione instruuntur, ncc non corpore, vaporem col- 

 ligente, a therinomelro disjuncto. 



2. eorum, quae simpliceni modo evaporationem req lirunt, sed corpus condensaos 

 ciiamnunc a tliermometro separatum habent. 



5. eorum tandem, quae ex solo ibermometro constant, utrique usul adaptato, 

 e imque in finem moJiticato. 



Quae clasäücatio quum ul ordinem fere cbronologicum referat, abunde patet, quo- 

 motlo sensim sensinique a forma composita ad simpliciorem tenderint physici, ita ut 

 iiisliumentum, quod piimum apparalu satis composito erat munilum, tandem nil nisl 

 thermometrum fieret, aliqnantulum modo immutatum (*}. 



^. 70. 



De prima classe ThermoJiygrometrorum, 



Ad primam instrumentorum nostrorum classem unice refertur apparatus doct. Da- 

 niell, qui cum inventionis novitate , tum constructionis elegantia nostro aevo ita se 

 commenJavit, ut etiamnunc snmrnorum physicorum auctoritale sit ornatus. Hinc 

 paulo lusius de ejus fabrica diceiidum pulavi. . 



Constat ex 2 globis, J poll. diam,, per tubum cylindricum ij lin. diam. junctis. Tu- 

 bus bis ita incurvatur ad angulum rectum, ut 2 brachia veiticalia et partem mediam 

 Lorizontalem referat. Utrumque bracbium in globum desinit ; alterum vero perqiiam 

 breve est, alterum paulo longius , ita ut globi non in eodem piano horizontali locuni 

 übtineant. Continel bracliiuin longius lliermometrum exiguum , cujus receptaculum 

 ovale fere ad globi inferioiis fundum usque penetrat. llic globus repletus est, pro 

 I parlibus, aethere sulphurico. Globi superioiis pars infima elongatur iu tubum ca- 

 pillarem apertum. Jam aelher ad ebullitionem perducilur et, omni sie aere ex ap- 

 paratu expulso, claudiiur apex ope tubi ferruminatorii. Si bene jam cesserit prae- 

 ]>aratio, manus admolae ope ebulliat aelher et sie deslijlatione in globum superiorem 

 abigi possit. Ut auteni ad usum instruatur , Hnteo tegmine obvestitur globus superior, 

 loLumque insirumentum media parle pede cupreo sustinetur, cui appenditur exiguum 

 lliermometrum indicandae aer.is lemperatuiae. 

 Jam vero observaiio iostitueuda est. Omnis aetber, calore manus, in globum in- 



fe- 

 {*) Tab. YI. figg. a/1 — 33. iLcrmoliygromctroruiii sericm proponunt^ qualem d«cribimus. 



