EESPONSIO AD QUA.ESTIONEM PHYSIGAM. 7S 



compositus, aeri liberum ex vasculo exitum cöncedebat. Ut vero acr in apparatnm 

 duceretur, tubus, priiis de^criptus, communicabat cum longiore perpendiculari, cui 

 appendebat extns thevmometrum , aeris liberi temperaturam indicans. Ad hujus 

 tiibi fiuem antlia compressoria erat annexa , ita ut , Lac agente, aiJr per tubiim ad 

 aeiherem duceretur. Quum Tiigns hJc dcpendeat ab aeris quautitate, quae per ae - 

 therem agitur, pro lubitu augeri vel minui potest, atque sie, affirmante auctore, fa- 

 cüe inYenilur punctum roraus (*)f 



Simplicior etiam est apparalus doct. Cumming ; qui tarnen cum anne:!o vacno 

 complicatur ad augendum frigus. Constat ex tubo vitreo cylindrico , qui a parle su- 

 periore et inferiore in cupreum processum elongalur et thermometrum subtile con- 

 tinet, cujus biilbus spongia, aetherem continenti, circumdatur. Si jam tubus ille 

 cum vacuo quovis communicet, facillime procedit refx'igeratio et extus condensabilur 

 vapor (-}-). 



Simplicissima autem liujus generis forma ea est, quam Korner in usum vocavit. 

 Seil, ipsum. thermometri bulbuni cjlindro metallico, extus inaurato, ab utraque 

 pivle aperto , cingere praecipit. Aetberem autem instillat per aperturam superio- 

 rem (§). Pronosuit Bohnenberger cylindro metallico 'vitreum substituere, (jui sciL 

 EOn ita caloricum conducic, ut tota superficies praecipitato occupetur (**). 



%. 75. 



De terlia cl.isse lIiermohygromitroTUTn. 



Hujus ciassis bygrometra praecedentia simplicitate longe superant. Eorum auctores 

 citantur Adie , Korner, Jones et Brewster. 



De hygrometro cjuidem doct. Adie , dubitare possis, utrum ad banc , an Tero ad 

 praecedentem classem sit referendum. Hie enim auctor , contendens , diversam esse 

 diverso loco temperaturam , in interiore parte hygrometri doct. Daniell, et sie tlier- 

 jnometri interni indicationem fallacem evadere , Luic errori mederi studuit. Inter- 

 posuit ergo fluidum Stratum, quod commoveri poterat, inter thermometrum et su- 

 perficiem refrigerantem. Seil, thermometrum bulbo exiguo in globum aut vasculum 

 introduxit , ex atro vitro confectum. Spatium inter utrumque globum fere totum 

 fluido implevit, quod humili modo temperatura congelatur. Bene concutitur fluidum, 

 >i observatio est instituenda, quae ut fiat, serico aetherem retinente extus Investitur 



glo- 



(») Gilb. Ann. LXX. pag. »36. 



(t) Quart. Journ. of Sc. Lit. a Art. New. Ser. No. VL pag 4oa. 

 (§) Muncke I. Ci pag. 630, in nota, 



(**] Naturvrissenscb, Abhandl. iSaS, berausgi von einer gesellsch. in W&rtemberg iSaS. Tb. U. s. 184. 



K 2 



