RESPONSIO AD QUA.ESTIONEM PHYSICAM. ^ 



lahio infinite tenue est, visui sese nonloflerre, ante quam ad certam quandam mas» 

 sanj pervenit. Tum veio ex esperimentis direciis testatur cl. Muncke , vis ac ne 

 ■vis quidem primum praecipitatum observari posse (*). Hie quidem physicus, nimis 

 forlasse hoc argumentum urgens, punctum roi'ans, quod observatur, longe infra ma- 

 ximum densitatis ponit ; attamen constare videtur, huic condiiioni non nisi imper- 

 fecte satisfacere tliermobygrometra. 



Si vero hoc respeciu comparemus ipsa inter se instrumenta, palet insigne eornm 

 esse discrimen. Longe enim praestat ■vitrum metallo. Seil, in hoc subito tota con- 

 turbabitur superficies, quippe quod caloricum optime conducit; in illo vei'O maii- 

 mum refrigerii in determinato modo loco adest. Sic ergo nubecula apparet, quae a 

 parte splendida se distinguit, ideoque visu facilis est. Hac de causa minus conve • 

 sinnt alter apparatus cell. Daniell et Körner, nee non hygrometruni cl. Döberei- 

 ner. Verum ab altera parte spleudor metallicus praecipitatum melius denunciat , 

 quam vitrum pellucidum. Laudaiidus ergo est exp. Greiner, qui in uno instrumento 

 ulraque commoda adco apte et eleganter coiijunxit, ut nihil fere in eo desiderareiur, 



S- 89. 



De tertia thermohy grometrorum conditione» 



Ponamus, praecipitatiouis momento temperatnram corporis refrigerati revera cön- 

 venire maximo densitatis; restat etiamnunc quaeslio solvcnda, utrum ea cogooscatur 

 ex ihermomelro. Duplici de causa hac in re peccari polest: 



1. Tel tliermomelriim non obiervatur ipso praecipitatiouis momento. Est enim per- 

 qnam difficüe, sim-il levissimam observaie nubeculam et gradum thermomelri subtilis 

 atque fugacis. Augelur molestia, si ihermometrum celeriter desceudat , quod valet im- 

 primis de hygiometio doct. Daniell, Conqueruutur hac de re cum alii observato- 

 res, tum imprimis Meihle (•]-). Neque imnierito. Duplex enim observatiu , eaque 

 perquam accurata , semper opus est, quibus accedit aetheris alFusio bene dirigenda. 

 Haec omnia tliermoliygromelrorum usum premuut, ita ut experimemis potius , quam 

 observationibus iiisliluendis destinata videantur. Attauieu, ex ipso hoc argumento, 

 experium cxigunt eumcjue accuratissimum physicum, arcent vero, quicunque illoti« 

 manibus ea iraclanda putet. 



2. vel thcrmometrum aliam femperaturam indieat ac est corporis, in quo vapor d- 

 ponitur. Supra jam vidimus , doct. Adie hujus erroiis accusare hygrometrum doct. 



Da- 



{')Mur:cke Ihysik Al.h Gless. i8ifi cf. Gchler's W6rl 1. C p. 65 Jv 

 {i) Ediub. uew. I'kil, Joiuu. Nu. HI. pag. a>. 



