EESPONSIO AD QUAESTIONEM PMYSICA.M. iiS 



autem habet aperturam , quae quidem est in axi horizontali , sed | — ^ 

 poll. Dresd. a piano vcrticali remota. .. ^;j ^ 



y (^) species bilancis , quae libramentum indicis efficit. ef l^A) hanc a parte 

 anlica proponit. Uli et index per cochleam parli intermediae affigitur. e/' glo- 

 buli , qui et ad libramentum faciunt, et, si paululum eleventur, eo ten- 

 dunt, ut puncrum gravilatis totius partis mobilis in cenlro motus incidat. 

 A brachio e pondusculum tj pendet, quod capillum gravitate sua tensum 

 servat. 

 C illustrat positionem parvi forcipis e. 

 efg forceps, h Cochlea, i apertuia retinendo capillo ih. 

 ab axis plani venicalis, cd hoiizontalis. 



D idem ille forceps, balaenam recipiendo adaptatus. Litcrae eadcm designant , 

 .- h autem stjlus est ex chalybe tenuis , in axi horizontali situs, qui per aper- 

 taiani balaenae penetrat. 

 -iwni'ji Miä fpitfitM siili 

 -iii ,mi/r,ji 1- • Tabula V. {Cl. II. ord. .^.) 



'J^iff,.2l. Hygrometrum cl. De Luc (Phil. Trans, for 1791. pag. 389. Tab. IX. fig. 1.) 



Quatuor regulae orichalceae, uti ae , af, aliarum ope , (uli ab, bd, de 



et quae in media et supreinä parte adsunt),sibi junguntur; poslremae partem 



Labent impositam - desinentem in annulum , quo suspenditur instrumentum. 

 nJamoi „ ^ ' . . . , • .. , ^ 



.^, suprema, quae anteriores conjungit, regula, in media parte slylum lert, a 



quo ad partem qua suspenditur instrumentum, axis transit, cjlindrum p et 



indicem r ferens. 



m lemniscus balaenaceus, 8 poll. lorgus , o,5 lin. latus. A parte inferiore 

 annectitur stylo o mobili per cochleam, ut, si prima vice instrumento uta- 

 ris, indicem ad debitum locum ducere possis. A parte superiore (/z) jungi- 

 tur cum filo, quod ambit cjlindrum /» et a parte opposita elaterium fert 

 q^ qxio coijtracto, tendilür ipsum filum. 



p cylinder, duplici sulco. Alteri jtingitur filum, lemniscum retinens , alteri 

 filum, in directione opposita volutum , et elaterium anrtexum habens. 



y elaterium e filo argenteo. Belaxato filo contrahitur et contra. 



r index, qui cjlindri rotalione movetur. il circulus ex orichalco,in 100 gradns 

 divisus. Jam si lemniscus balaenaceus humiditate expanditur, filum cylin- 

 drum ambiens ab claterio contracto tendilür, et hinc ipsias cylindri motus 

 oritur, qui motus ab annexo indice in scala indicatur. Instrumentum si ad- 

 bibetur, annulo suspenditur. 

 Fig' 22. Hygrometrum cel. de Saussure, emendatum a mecbanico Paul, descriptum 

 \ P 2 » 



