76 GERARDl REGNERI FOCKENS 



« Brinklcy's Ihird communication lo the Royal Society of London, publishcd in 1821 , 

 <( the following process is adopted in reducing Ihc obscrvalions, wliich will de best descri- 

 « bed iii liis own words. « The observed zenith distances of a given star were reduced 

 (i « to Jan. 1,1819, by the common eqiialions, takiiig Ihc constant of aberralion rr: 

 <( « 20,25. The mean of these was taken. The correct mcan zenith distance was suppoücd 

 « « equal lo this mean — e , Ihe constant of aberration = 20",25 + x , and Ihe se- 

 « « mi-para!lax =: p. " " 

 Tum vero Dclambrius hanc profert Brinklei sententiam (f): 

 « L'axe de riustrumenl 6lant bien verlical et le plan de son cercle dans le m6ridien ,' 

 regardant Test, soient 6, /, r , les distauccs zöuitales indiqu6es par les trois micros- 

 « copes ; 6', /', r' les trois distances marqu6es quand la face est touru6e ä l'ouest ; la 

 << verilable distance zenitale sera 



^ ou 





« et la correclion de la moyenne des trois microscopes 



1 fi±l±s — L±£Jll\ 

 ^ \ s 3 y 



« Le r^sultat de l'observation est affecl6 , 1°. de l'erreur moyenne des six lectures, er- 

 « reur qui provient , soit de l'erreur des divisions , soit de celle de l'excentricilö ; 2^. du 

 « defaut de verticalite de Taxe; 3°. de l'erreur commise en lisant ; 4'. de l'erreur de la 

 « bissection de l'etoile, 5'. de l'erreur produile par le changement de temp6rature qui 

 « a pu changer la forme de I'instrument. " 



u Apres avoir bien examinö I'instrument , j'ai des raisons de croire que l'erreur de 

 « rexcentricil6 n'est pas sensible, et quant aux divisions, la moyenne des six lectures 

 « ne doit jamais etre en erreur de plus de I" , et cette erreur n'aura Heu que dans un 

 « bien petit nombre de points du cercle. La comparaison des resultats donnes par le 

 « microscope infferieur avec ceux des microscopes horizontaux , et la comparaison de la 

 « correclion de la moyenne des microscopes , determin6e par des dtoiles 6galcment 61oig- 

 « nees du z6nit, ne paraissent laisser aucun doule sur ce point." 



« On pourrait regarder comme une imperfection de notre cercle , qu'il n'ait point de 

 « microscope a la partie sup^rieure. Mais la lecture d'un pareil microscope serait ex- 

 « cessivement incommode , en raison de la construction de l'instniment ; l'usage n'en 

 « serait pas sans danger, soit pour robservaleur, soit pour i'instrument. L'addition de 

 « ce microscope ne paralt pas pouToir ajouter beaucoup ä l'exactitude. " 



c Aa 



( + ) Connaiss. des Temps , 1819 ;;. 3S6. An accjuct of Observatijns raade at the Obserratory of 

 Iriuity College, Dublin. Transact, of the B. /, Ai i8i5. 



