24 GERARÜIREGNERIFOCKENS 



cum innililur lanquam columnis laleribus fencsirae. AediCcium ipsutn muris crassis, 

 validis, antiquis cl nusqiiam fatiscenlibus , firmissimo vero fundo et fundaraento supcr- 

 struclis constat, ila ut in soliditate et silus constanlia non haberet beatus Roemerus, 

 quod desideraret. 



Uberior autem mox sequitur descriplio machinae Roemerianac domeslicae , quam piget 

 omillcre; item exploralio situs per altiludines correspondentes , cujus afTert exempla : tum 

 vero additur etiam fusior omnium corrcclionum exploralio, quae laiiquam introdiictio 

 pracmiltilur celeberrimo Triiluo Roemei-iano , cui tanquam calx accedit disquisitio erro. 

 rum qui per illud tempus observaliones inquinavere. 



Eiiimveio ventum est ad ultimum caput Baseos Astronomicae , quod agit de altere 

 insliumento Tusculaiio , ab usu cui deslinabatur inslrumento aequinocliorum vucato. 

 Hujus axis est perpendicularis axi producto rolae meridianae: atque ipsum instrumen* 

 tum conslat taiitum axe fusiformi , qui in polis conicis desinit, et telescopio trium pe» 

 dum cum semisse , quod ipsi axi perpendiculare est et proinde in Horizonte punctum 

 aequaloris oriens atque occidens spectat. Pertractato reticulo dicendum nonnihil est 

 de incomraodo , quo laborabat hoc instrumenlum, ut cautiores fiant alii, qui forte hanc 

 observandi melhodum imilari volenf. Scilicet unum fulcrum ambobus instrumentis , mi. 

 nus fausto omine fuit commune atque hinc , quando volvebatur haec machina aequi- 

 noctiorum, variis modis pro vario situ stringebat illud fulcrum, unde situs rotae meri- 

 dianae continuis iisque sensibilibiis mutalionibus obnoxius erat, quod incommodum 

 simul arguebat , ipsius hujus machinae polos, queraadmodum rolae meridianae, noa 

 undique cxactissime dctornalos fuisse. 



Damnabat proinde D. Roemerus tanlisper hoc insirumentum , ut integer usus mane« 

 rel inslrumenti praecipui , scilicet rolae meridianae: sed tarnen ibi manere sivit, cum ea 

 conditione ul tubus certo semper situ ad zenilh dirigeretur: dicebat enim insirumentum 

 tarnen ita conservari et monstrari posse hospitibus; habere nos posse occasionem, inlerdum 

 tentaminis gralia aliquas obserrationes faciendi, et sie quoque ansam de ejusmodi obser- 

 valionum usu cogitandi: velle se, si idoneam occasionem nancissi posset , alio loco idem 

 erigere obvcrvatorium et tunc fulcra ex muro adeo solido , ut nullo modo vacillare possif, 

 exstruere , simulque curare , ul poli instrumeuti aequinoctiorum , quod alias inutile forct , 

 cxacte detornarentur. 



Hinc in observalorio Tusculano negligenter habebatur hoc insirumentum. Sed inilio 

 quidcm in Oriente et occidente observata ac delerminata erant per amphioplrara puncta 

 in horizonte diametraliler opposita , ad quae insirumentum compositum erat, et quo- 

 rum ope deinceps examinari posset. At conlenli eramus , modo non adeo enormiler a 

 vero abluderei , quin observaliones, tentaminis gratia , possenl inlerdum instilui. 



Dixi , axem hujus inslrumenti perpendicularem esse axi producto rotae meridianae , 

 unde facile intelligitur , insirumentum hoc ita collocari debere , ut axis ejus versetur in 

 ipso meridiano , s:ve ut pplis suis spectet austrum et boream : quamvis hie summa non 



re- 



