à changer la direction des courants électriques. 491 



décrire et qui sont fixés sur l'axe à mouvoir à une dislance de 2 à 

 3 centimètres l'un de l'autre, mais de manière que les secteurs qui 

 portent le même numéro soient en regard et qu'en outre un secteur 

 pair de l'un des changeurs communique atcc un secteur impair de 

 l'autre , à l'aide d'un gros fil en cuivre. Au-dessous de chaque chan- 

 geur on fixe un petit vase en verre à parois relevées contenant un 

 peu de mercure. Un des deux vases communique avec le pôle positif 

 d'une pile, l'autre avec Je pôle négatif. La quantité de mercure doit- 

 être telle que les deux secteurs qui portent le même numéro plon- 

 gent à la fois et pendant le même temps dans le mercure , et que 

 ceux-ci étant sortis deux autres y pénètrent immédiatement et 

 ainsi de suite. Ce dernier changeur produit , pour la même inten- 

 sité de courant , plus de vitesse que le premier ; mais il est indis- 

 pensable d'employer du mercure très-pur et de l'empêcher de 

 s'échapper des vases en donnant à leurs parois des hauteurs suffi- 

 santes et des formes convenables. Cet appareil convient parfaitement 

 pour étudier les raies dans le spectre-électrique , surtout si l'on 

 remplace les secteurs par de gros fils terminés en pointes. Pour 

 observer les raies on n'a qu'à regarder les étincelles à travers un 

 prisme en flint placé devant l'œil. Je ne pense pas que des figures 

 soient nécessaires pour donner une idée plus exacte des deux petits 

 appareils que je viens de décrire. 



