EUR DEN Th mi) YA SL 1ÉQ! LU €. 567 
horizontaux ; mais pour lors il arrive rarement, lorsque 
l’aiguille s’arrête , que l’axe soit exactement centré avec 
la portion de cercle sur lequel on mesure son incli- 
naison. Il faut cependant dire que ce défaut, entre les 
mains d’un observateur exact, ne produit jamais que de 
petites erreurs ; ainsi il est de peu de conséquence. 
IV. Sr les deux plans sur lequel porte l’axe ne sont 
pas exactement dans le même plan, ou s’ils sont un peu 
inclinés, la verticale qui passe par le centre de l’axe ne 
passe pas par le point de contact, et l'aiguille prend une 
inclinaison moyenne telle , que la pesanteur et l’action 
magnétique se contrebalancent mutuellement, de ma- 
nière que la résultante passe par le point de contact. 
D'ailleurs , comme l’observe D. Bernoulli, si la circon- 
férence de l’axe de laiguille n’a pas la forme d’un cy- 
JLindre parfait, l’aiguille ne tournera pas autour d’un 
même point. 
V. Lorsque l’on équilibre une aiguille avant de l’ai- 
manter, elle a presque toujours déja contracté un petit 
degré de magnétisme dans l’atelier de l’ouvrier, soit par 
le magnétisme que prennent à la longue presque toutes 
les limes, soit par les différentes positions où l'aiguille se 
trouve lorsqu’on la travaille. 
VI. Enrin, quand même, avant d’aimanter une 
aiguille, Pon seroit parvenu, ce qui est très-difficile, à 
l’équilibrer de manière qu’elle fût indifférente à toutes 
