e 
2: 'MAPHÉMATIQUÉS ET PHYSIQUES, ! 91 
l’espace de 27'millimètrés | la ptopôrtion'ééra telle, qüe 
les 60 degrés; pour lesquelsil #y a que 36 millimètres 
de jeu, ne: feront pas faire à l’a jguille tout: - fait le 
tour du cadran, qui: aura 4°mêtre 509 illiinètres de 
diamètre. La ciréoniférence de cé cädräf'séra dé près dè 
4 mètres 85 millimètres : chaque degré pourra dônc aVoir 
environ er millimètres d’étendüe; ‘étendue assez érande 
pour qu’on puisse Pappercévoir aisément, mémede loïn. 
Le citoyen Regnier à déja! exécuté én: “sé désl thér: 
momètres ‘de ‘cette espèce, iqui réussissent très/bién? et 
qui sont dune grande sensibilité. Ainsi il'n’eêt pas ao 
ieux qu’en grand ils réussiront de même. 
L’auteur se propose, au lieu de faire le châssis de fer, 
dele faire de pierre où de marbré : il ne seroït pas! si 
sujet à se détériorer, ét il pourroit prodiire éticore un 
plus grand effet ;: se qüe ces pierres 5’ ’aléngerit moins 
que le fer par le même degré de chakeur ; et, pour pré- 
venir l’oxidation du râteau ‘et du pignon, le chôyen 
Régnier se’ propose dé lésfaire en louivié dôré oùèn 
platine ,‘et de faire mouvoir: les get ‘dû PER dans 
des trous percés dans Pagate:: no tro , busso no oulq 
Ces thermomètres en petit sont d’un facile transport. 
On peut placer leurs cadrans horizontalement : alors ils 
ressemblent à°des bonssoles lourài ‘des'araphomètres ; Let 
sont aussi transportäbles On pourroit s’en-8ervir avant 
tageusement dans les voyages vers les poles, où les li- 
queurs des thermomètres LS pourroient courir risque 
de se geler. IR rt 
En rendant leurs cadrans verticaux, on pourroit leur 
