te er EU RL: US 10 QU 475 
étoit dans la chaleur produite par les rayons du soleil: 
mon baromètre étant placé près de ma croisée en dedans 
de la chambre , les recevoit le matin pendant quelques 
heures à travers la vitre ; cet obstacle diminuoit les 
effets de la progression des globules, et il y en avoit 
peu, de manière que j’y faisois alors peu d’attention : 
mais depuis ayant vu l’observation de M. de Fourcroy, 
et l’ayant rapprochée dé ce que j’avois remarqué comme 
lui , je me décidai à examiner si cela venoit des rayons 
du soleil ; en conséquence je disposai quatre baromètres, 
dont un étoit de Ramsden , appartenant à M. Lavoisier; 
les diamètres de la colonne de mercure intérieurement 
étoient différens , ainsi que ce qui restoit de vide au 
dessus des 28 pouces de la colonne de mercure. 
Voici la table des mesures de chacun de ces quatre 
baromètres employés aux expériences suivantes. 
Numéros | DIrAMÈTRE | DIAMÈTRE Vipes BAROMÈTRE 
des des des au - dessus 
‘baromètres tubes. | colonnes. | de 28 pouc. 
5 lignes ? | 4 lignes = | 4 pouces. | Mon baromètre ordinaire. 
3 lignés- . |2 lignes = | 4 pouces? | Baromètre de feu M. de l’Isle. 
3 lignes + « | 2 lignes? | 2 pouces | Baromètre de Ramsden. 
2 Bignes + |2 lignes. . | 3 pouces. | Barom. recourbé de M. de Luc.| 
Je plaçai les trois baromètres n°s 1, 2 et 4, en dehors 
de ma croisée, tous trois sur une même ligne, recevant 
le soleil une grande partie de la matinée jusqu’à midi. 
