5o HISTOIRE DE LA CLASSE. 



alloient à une demi-minute, et elles auroient été pro- 

 bablement moindres si le local avoit été plus stable. 



Le nouveau mécanisme de M. Lenoir ne complique 

 nullement la construction des instrumens à réflexion , 

 et n'augmente leur prix que de peu de chose ; il étendra 

 l'usage de ces instrumens à un genre d'observations trop 

 difficile avec les moyens actuels, et par cela même 

 presque totalement négligé. Il nous semble donc qu'il 

 mérite l'approbation de la classe. 



NOTE SUR LE RAPPORT PRÉCÉDENT. 



Le rapport précédent m'a engagé à examiner une 

 autre application du niveau aux instrumens à réflexion , 

 qui me paroît plus avantageuse. Dans la construction 

 de M. Lenoir, l'image de l'étoile n'arrive au fîl hori- 

 zontal de la lunette qu'après une double réflexion par 

 le grand et par le petit miroir. Cette image est donc 

 fort affoiblie, et au point que, pour une étoile de troi- 

 sième grandeur, on ne peut plus éclairer suffisamment 

 les fils de la lunette. Cet inconvénient disparoît en pla- 

 çant la lunette comme dans nos anciens quarts de cercle, 

 de manière que son axe optique soit parallèle au rayon 

 qui passe par le point zéro de la division. Pour cet effet 

 il suffira de fixer un écrou sur l'alidade du grand mi- 

 roir, ayant le même pas que l'écrou qui reçoit ordinai- 

 rement la lunette des sextans. Une cheville fixée sur cet 



