J2 ESSAI DE PYKOMETB.IE. 



quoique le célèbre Graham se fût prononcé contre l'ap- 

 plication du levier à ces sortes il'instrumens , parce que 

 la marche de deux lames de métal posées l'une sur l'autre , 

 ne pouvoit se faire qu'irrégulièrement et par saut , il 

 jugea cette méthode préférable ; il ne chercha pas môme 

 à éviter l'inconvénient du frottement des deux métaux 

 qui fondoit l'objection. 



Un levier horizontal s'appuyoit sur une des deux 

 lames , près du centre de son mouvement j à l'extrémité 

 étoit une chaînette qui s'envidoit sur une très-petite 

 poulie ; une poulie d'un plus grand diamètre , dans la 

 gorge de laquelle passoit un fil chargé d'un contrepoids, 

 étoit fixée sur le même arbre, qui portoit l'index destiné 

 à parcourir les divisions tracées à sa circonférence. 



C'est avec cet instrument qu'il entreprit de déterminer 

 les rapports de dilatation des différens métaux à un 

 même degré de chaleur. La régularité de sa marche 

 fut attestée , après deux ans d'observations , par le pro- 

 fesseur Bliss , de l'université d'Oxford (i). Il a exprimé 

 ces rapports par les nombres suivans : l'acier SG ; le fer 

 60 ; l'or 73 ; le cuivre 89 ; le laiton ^5 j Targeîit io3 ; 

 le plomb 149- 



VII. Smeaton a également donné la préférence au 

 jeu des leviers dans la construction du pyromètre qu'il 

 présenta en 1764 , à la société royale de Londres. Le 

 premier étoit pressé par un ressort sur l'extrémité de la 



(i) Trans. philosoph. t. XLVII, année 1752. 



