ESSAI DE P YROMETRIE. 21 



noit qu'un pyromètre de cette construction ne pouvoit 

 être placé dans un fourneau ; il imaginoit cependant 

 qu'étant éloigné du feu , il serviroit à comparer les de- 

 grés de chaleur j il paroît enfin qu'il ne se dissimuloit 

 pas l'impression que pouvoit faire sur la verge métal- 

 lique la proximité des deux supports de fer , dont le pied 

 faisoit partie du foyer de chaleur, puisqu'il proposoit 

 de les exécuter en terre de pipe. Mais le vice le plus 

 essentiel , c'est qu'au lieu de mesurer la dilatation de 

 la verge métallique à un degré de chaleur déterminé , 

 cet instrument ne servoit réellement qu'à comparer les 

 allongemens produits par la chaleur communiquée à 

 l'une de ses extrémités; et l'auteur, qui employoit suc- 

 cessivement la verge de laiton et la verge de fer , n'avoit 

 pas soupçonné la différence reconnue depuis par Bou- 

 guer de la transmission de la chaleur par les divers mé- 

 taux , différence telle, comme je l'ai déjà dit (n°II), 

 que l'allongement pourroit être aussi grand quand la 

 verge seroit réduite à moitié. 



XII. Quoique jSoz^^er n'ait d'abord pensé qu'à s'as- 

 surer à Quito des changemens de dimensions de la toise, 

 par la différence de climat, son instrument est un de 

 ceux à qui le nom de pyromètre convient le mieux , puis- 

 qu'il est disposé à recevoir des barres métalliques dans 

 le plus haut degré d'incandescence. 



La construction en est fort simple: c'est un équerre 

 de fer dont les deux branches sont assujetties par une 

 hypotliénuse. L'une de ces branches porte à son extré- 



