ET SUR LES FORCES RÉFRINGENTES DES DIFF, GAZ. 321 
Nous venons de dire comment nous avons obtenu le 
pouvoir réfringent de l’air et des autres gaz, pour la 
température de la glace fondante et la pression de 0"76. 
Avec ces données, et si l’on suppose que le pouvoir 
réfringent d’un même gaz est toujours proportionnel à 
sa densité , c’est une simple recherche de calcul que 
de trouver la déviation du rayon lumineux pour un 
gaz pris à une pression et à une température données. 
La déviation ainsi calculée doit nécessairement différer 
de celle que l’on observe immédiatement, à cause du 
défaut de parallélisme des glaces ; mais si la proportion- 
nalité dont il s’agit est exacte , la différence doit être 
égale à l'effet de cette déviation : or cet effet peut être 
mesuré directement , comme nous l’avons dit plus haut; 
sa valeur indiquera donc la différence constante qui doit 
exister entre les déviations calculées et observées. En sui- 
vant cette méthode , nous avons pu examiner avec beau- 
coup de soin la force réfringente de l’air et des gaz à 
diverses densités. Notre appareil nous offroit sur-tout 
une grande facilité pour faire cette expérience sur l’air 
atmosphérique. On faisoit d’abord le vide dans le 
prisme, et on observoit la réfraction; puis on laissoit 
rentrer une petite quantité d’air dont la tension se trou- 
voit indiquée par le baromètre intérieur, et l’on obser- 
voit de nouveau, par le cercle répétiteur, la déviation 
du rayon lumineux. Cela fait, on laissoit encore ren- 
trer une nouvelle quantité d’air; on observoit une troi- 
sième fois, et ainsi de suite, jusqu’à ce que l’air inté- 
rieur eût atteint le même degré de tension que l’air dé 
1806. Premier semestre, 4: 
