514 SUR LA MESURE DES HAUTEURS 
D'abord, en ce qui concerne le thermomètre adapté 
au baromètre et destiné à faire connoître la tempéra- 
ture du mercure , celui-là n’étant point plongé dans le 
mercure même , ne dépose réellement que de la chaleur 
du lieu où l’appareil est placé. Ses indications ne se rap- 
portent exactement au baromètre que lorsque celui-ci se 
trouve dans un lieu clos dont la température varie peu, 
et varie assez lentement pour que les deux instrumens 
associts aient le temps de se mettre d’accord. En plein 
‘air, au soleil, an vent, c’est tout autre chose. Les va- 
riations du thermomètre dévancent toujours les change- 
mens que la température intérieure du baromètre éprouve. 
I] faut abriter ses instrumens le mieux qu’il est possible, 
soustraire le tube et surtout la cuvette aux rayons du 
soleil, laisser à l'instrument le temps de perdre la cha- 
leur qu’il a acquise dans le transport, ou de prendre celle 
du lieu où il vient d’être placé. Il faut observer d’instans 
en instans les mouvemens du thermomètre , distinguer 
avec soin ce qui appartient à la réverbération , aux acci- 
dens passagers, et noter toujours son indication avant 
de procéder à l’observation du baromètre, parce que le 
voisinage prolongé de l’observateur suffit pour changer 
la température superficielle avant que la température 
intérieure ait eu le temps de participer à la variation. 
Toutes ces difficultés sont plus grandes pour les baro- 
mètres montés'en bois que pour ceux qui sont montés en 
cuivre, parce que ceux-là s’échauffent et se refroidissent 
avec moins de promptitude et d’uniforinité. Faute des 
précautions que j’indique il est aisé de se tromper d’un 
