ET DE LA CHALEUR DANS LES RÉFRACTIONS. 4 
sous le fil horizontal dans le retournement du prisme, 
de quelque côté que le paratonnerre fût dévié; j’attei- 
gnois cette position au moyen de trois vis placées sous le 
pied de mon prisme, et qui servoient À le caler : après 
quoi une autre vis, serrée fortement par un écrou; le 
maintenoit invariablement dans sa position. Pouramener 
facilement devant l’axe de la lunette , l’axe du tuyau du 
prisme, j’ai rendu le pied de celui-ci mobile dans une 
coulisse horizontale munie d’un vernier : deux vis op- 
posées le conduisent et le fixent devant la lunette quand 
on a trouvé la position la plus favorable, cellé où la 
clarté est la plus grande dans les deux situations op- 
posées , et dans laquelle un léger mouvement de rotation 
imprimé horizontalement au prisme, ne fait point dévier 
sensiblement l’objet. Enfin, pour ramener exactement 
le prisme au même point dans le retournement, j'ai 
Substitué aux aplombs dont je m’étois servi dans nos 
précédentes recherches ; deux branches opposées munies 
d’un vernier, et qui viennent s’appliquer sur deux lames 
de cuivre où sônt tracées des divisions, Par ve rioyen: je 
suis sûr de ne pas m’écarter de plus d’un dixième: de 
millimètre de la position azimutale du prisme, dans fa 
quelle se fait chaque observation conjugtée, ét jélimé 
suis assuré par l’expérience qu’un écart dé deux milite 
mètres à droite ou à gauche decette position, ne retire-pas 
lobjet de dessous le fil d’unéquantité sensible. De plus 
J'ai fixé à demeure mon prisme et le pied de mon cercle 
par des poids très-lourds, de manière qu'ils ne pussent 
éprouver aucun déplacement pendant la suite des expé- 
