ET DE LA CHALEUR DANS LES RÉFR ACTIONS. 59 
NOTES. 
. Nota. N'ayant rapporté dans le mémoire précédent 
que les résumés généraux des observations, j’ai cru de- 
voir en insérer ici tous les détails, afin que l’on puisse 
connoître le degré de confiance que l’on doit leur ac- 
corder. Tel est l’objet des notes suivantes : 
PREMIÈRE NOTE. 
Comparaison des thermomètres. 
| Lee expériences ayant été faites avec différens thermomètres 
dont la marche n’est pas la même, on a d’abord déterminé cette 
marche avec beaucoup de soïn. Pour cela on les a tous com- 
parés à deux thermomètres étalons construits par M. Gay- 
Lussac, et divisés en parties exactement égales au moyen d’un 
procédé rigoureux. Nous nommerons ces thermomètres n° 1 et 
n° 2. ? 
Le thermomètre n° 1 marque 47.8 à la température de la 
glace fondante; son échelle est de 1.537 parties pour chaque 
degré du thermomètre centésimal. 
Le thermomètre n° 2 marque 39:2 à la température de la 
glace fondante; son échelle est de 2.208 parties pour chaque 
degré du thermomètre centésimal. 
On a aussi employé deux thermomètres à alcool, dont l’échelle 
extrèmement grande ne comprenoiït qu’un petit nombre de de- 
grés. Ils étoient par là même extrêmement sensibles et très- 
‘propres à indiquer la vraie température de l’air, On y distin- 
guoit les dixièmes de degré et on évaluoit très- aisément les 
