6o DÉ L’'INBLUENCE DE L’HUMIDITÉ 
centièmes. Nous nommerons ces thermomètres n° 3 et n° 4. 
On les a comparés avec les n° 1 et 2 pour avoir leur véritable 
marche qui n’étoit pas exactement régulière dans toute l’éten- 
due de l'échelle, et l’on a formé ainsi les tableaux suiyans, 
Température vraie. Thermom. n° 3. Température vraie. Thermom. n° f, 
D D nd Rs 
16.40 32.0 18.67 7.5 
19.00 87.8 19.07 11.0 
21.60 86.5 21.60 37.5 
23.09 101.6 23.03 52.8 
24.07 62.5 
25.50 78.5 
On a employé ces comparaisons comme autant de points fixes, 
et l’on a déduit les intermédiaires par interpolation lorsqu'on 
en a eu besoin. Les dernières comparaisons de chaque série ré- 
pondant à l’extrémité du tube, ne doivent pas être employées. 
Enfin on a fait usage d’un cinquième thermomètre à mercure 
que nous nommerons n° 5, et dont la marche n’étoit pas non 
plus tout-à-fait égale. On l’a de mème comparé aux n° 1 et 2, 
et l’on a obtenu les résultats suivans : 
Température vraie. Thermomètre n° 5. 
Ed D SC né 
19.34 | 20.24 
23.06 ; 2410 
25.7 26.80 
26.57 27-67 
28,20 ; 29:25 
Ce qui donne lerreur moyenne de ce thermomètre égale à 
+ 1°08 de l’échelle centésimale entre 20 et 29 degrés. On 
n’a pas poussé cette comparaison plus loin, parce que: lon 
n’a pas eu besoin d'employer ce thermomètre au-delà de ces 
limites. Au reste on n’a employé ce thermomètre n° 5 dans 
