â84 MÉMOIRE 



C'est au moyen de la propriété' précédente, exprimée par 

 cette formule , que j'ai formé la table vm,dans laquelle la 

 première colonne contient les diamètres de demi-millimètre 

 en demi-millimètre, depuis 21 jusqu'à 2. La seconde colonne 

 renferme les dépressions correspondantes; enfin, la troisième 

 colonne contient les différences entre ces quantités, afin 

 d'en rendre l'usage plus commode. 



L'utilité de cette table est évidente : elle sert à réduire la 

 colonne du mercure à sa véritable hauteur, quand le zéro 

 de l'échelle du baromètre correspond d'ailleurs exactement, 

 à la sommité de la surface supérieure du mercure de la 

 cuvette. 



Les excellents baromètres de Fortin ne réunissent pas 

 toujours cette dernière condition, et il est important de la 

 vérifier. On sait que dans ces baromètres , le zéro de l'échelle 

 est marqué par la pointe d'une petite cheville d'ivoire fixée 

 à la monture de l'instrument, et que cette petite cheville, 

 dont la pointe doit être mise en contact avec la surface du 

 mercure, n'est pas toujours placée par l'artiste à son vé- 

 ritable point; l'erreur sur la hauteur absolue est donc 

 variable pour chaque instrument, comme je m'en suis assuré 

 depuis quelque temps, par des expériences directes sur le 

 baromètre de l'Observatoire. L'échelle de cet instrumentayant 

 été vérifiée il y a quelques années par M. Arago, je n'ai pas 

 eu besoin de m'en occuper de nouveau; mais en examinant 

 avec attention la position du zéro, nous reconnûmes, M.Gam- 

 bait et moi, que ce point de départ ne correspondait pas 

 exactement à la partie la plus élevée de la surface du mer- 

 cure. L'erreur était sensible, et il devenait important d'avoir 

 un procédé certain pour l'estimer. Nous en fîmes part à M. de 



