286 . MÉMOIRE 



« Ç = sin.v7r\/ - .* etrr' étant des quantités dépendantes de 



« l'attraction moléculaire du mercure sur lui-même. J'ai 

 « conclu d'un grand nombre d'expériences de M. Gay-Lussac, 



« a = -s et it' = 5a° centigrades. 



« Ceha posé , les deux effets capillaires du diamètre dont 

 « je viens de parler, se détruiront mutuellement, si l'on fait 

 « £ égal à la dépression du mercure. La valeur de£, donnera 

 « l'angle fi*; et cet angle fera connaître t , ou la distance à 

 « laquelle il faut placer la pointe de la paroi de la cuvette. » 



En partant de ces formules, j'ai fait la table ix, dans la- 

 quelle on trouve, à la première colonne, le diamètre du 

 tube du baromètre ; et à la seconde , la distance de la che- 

 ville à la paroi intérieure de la cuvette. Un exemple rendra 

 facile l'usage de ces deux tables pour toutes ces corrections. 



Je suppose un baromètre dont le diamètre intérieur du 

 tube soit de p, m ,3o, et dont la distance de la cheville à la paroi 

 soit de 4'"i5o. Entrez dans la table vm avec p/°,3o de dia- 

 mètre du tube, vous trouverez o m ,497 P our ^ a dépression 

 du mercure. Cette quantité s'ajoute toujours à la hauteur 

 du mercure observée dans le baromètre. Pour avoir ensuite 

 la correction dépendante de la position du zéro de l'échelle, 

 cherchez dans la table ix le diamètre du tube correspondant 

 à 4"\5o, vous aurez i3 m ,55. Enfin avec i3"\55 pour argu- 

 ment, la table vm donne pour dépression o m ,i r j r j. Cette 

 quantité est l'erreur du zéro de l'échelle barométrique ; elle 

 est toujours soustractive de la dépression dans le tube , on 

 aura donc o m ,32o, pour la correction totale de la dépression 

 et du zéro de l'échelle. 



Afin de compléter le système des corrections à faire aux 



