DES FLUIDES ÉLASTIQUES. 35l 



Je vais maintenant indiquer la manière d'opérer. 



On commence par dessécher parfaitement toutes les surfaces 

 intérieures de l'appareil, en y faisant passer un courant de gaz 

 hydrogène sec. On y fait ensuite le vide, et l'on remplit le 

 prisme d'air atmosphérique sec. Il existe, pour cela, un tube 

 T rempli de muriate de chaux fondu, portant un robinet 

 au-dessous de la platine de la machine pneumatique. Ce tube , 

 dont je fais usage depuis long-temps, est très-commode dans 

 un grand nombre d'expériences. On pointe alors la lunette 

 sur la mire vue à travers le prisme; l'appareil restant ouvert, 

 l'élasticité de l'air qu'il contient est donnée par le baromètre. 

 On fait une deuxième fois le vide, et, pour chasser les der- 

 nières portions d'air , on introduit une certaine quantité du 

 gaz que l'on veut soumettre à l'observation ; enfin on laisse 

 écouler le gaz pur dans le prisme que l'on a vidé de nou- 

 veau, jusqu'à ce que la coïncidence de la mire avec le point 

 de décussation des fils soit exactement rétablie. Si l'on a 

 la précaution de faire écouler le gaz très-lentement, il est 

 assez facile de saisir le moment où cette coïncidence est 

 exacte; ou bien, après en avoir introduit une quantité ex- 

 cédante, on ouvre le robinet inférieur, jusqu'à ce que le gaz 

 dilaté ait précisément la densité convenable pour réfracter 

 autant que l'air. On mesure la hauteur de la colonne de mer- 

 cure dans le baromètre U adapté à la machine pneumati- 

 que , ou la différence de niveau du liquide dans les tubes Z 

 et I, et, en retranchant l'une ou l'autre de la pression de 

 l'atmosphère , au même moment , on a évidemment l'élasti- 

 cité du gaz qui satisfait à la condition cherchée. Or , d'après 

 le principe énoncé plus haut , il suffit d'une simple propor- 

 tion pour trouver l'accroissement de vitesse que la lumière 



